— 275 — 



Per vedere praticamente il modo di comportarsi di questo metodo, co- 

 struii anzitutto un piccolo apparecchio per la scuola, allo scopo di rendere 

 ben visibile la differenza di livello che si produce in due vasi comunicanti 

 per effetto delle differenze di temperatura. A tale scopo ripiegai un tubo 

 lungo 1,50 e di 4 min. di diametro in forma di rettangolo, vi saldai a una 

 estremità un tubo simile che pure ripiegai in forma di rettangolo quasi 

 coincidente col primo e così di seguito in modo da formare un' elica con 4 

 spire rettangolari, coi tubi verticali lunghi circa 40 cm. e coi tubi orizzon- 

 tali lunghi circa 20 cm. e colle estremità che nel mezzo del lato orizzontale 

 inferiore erano ripiegate verso 1' alto secondo la linea mediana verticale. Riem- 

 piendo questo tubo di petrolio o di alcool colorato, questo nei tubi estremi 

 si dispone ad uguale altezza, se però si fa scorrere rapidamente una fiamma 

 di gaz lungo i tubi di uno dei lati verticali dell' elica, si produce rapida- 

 mente un dislivello che supera i 10 cm. prima che l' alcool o il petrolio 

 siano vicini alla ebullizione. 



Questa elica da me costruita per iscopo di dimostrazione era molto rozza 

 e non avrebbe potuto servire per esperienze di misura, però un abile lavo- 

 ratore in vetro potrebbe agevolmente costruire un' elica ben regolare con tubi 

 verticali lunghi 50 cm. (una maggior lunghezza renderebbe 1' elica troppo 

 fragile, difficile ad essere spedita e maneggiata) con tubi orizzontali lunghi 

 40 cm. e con 20 o 50 spire, la quale avrebbe uno spessore di circa 10 cm. nel 

 1° caso e di 25 cm. nel 2° caso. In questa elica l' alcool p. es. per una 

 differenza di temperatura di 1° fra i lati verticali assumerebbe una differenza 

 di livello in circa 25 mm. e quindi la sensibilità sarebbe molto notevole. 



Il collocamento di questa elica coi due lati verticali in due bagni dif- 

 ferenti presenta qualche difficoltà, però facilmente sormontabile da qualsiasi 

 tolaio. E tuttavia da osservare che, sebbene la flessibilità dell' elica sia molto 

 grande, sarà utile che questa non sia fissata rigidamente ad entrambi i bagni 

 che servono per mantenere costanti le due temperature, ma converrà che le 

 congiunzioni con uno di essi siano chiuse mediante cotone e sovero, ciò che 

 non presenta inconveniente quando in esso bagno si usi vapore o ghiaccio 

 per produrre la temperatura costante. Le connessioni coi bagni potrebbero 

 forse esser rigide qualora questi fossero di latta o di lamiera di ferro che 

 hanno un coefficiente di dilatazione poco diverso da quello del vetro, o qua- 

 lora i tubi verticali dell' elica avendo forma di S allungato fossero più 

 flessibili. 



Tuttavia un' elica di vetro di molte spire e di tubo sottile sarà sempre 

 un apparecchio fragile e non facilmente riparabile; per l'acqua e per quasi 

 tutti i liquidi eccetto gli acidi, potrà servire molto più comodamente un' elica 

 formata di tubo d' ottone di piccolo diametro, sottile, ben stagnato interna- 

 mente; il tubo ad U usato da Thiesen, Scheel e Diesselhorst per le loro 

 determinazioni sull' acqua era appunto d' ottone stagnato. 



