— 292 — 



dolo di 8 metri, gravato d'un peso di 100 Kg e che moltiplica 10 volte; 

 l'altro un microsismometrografo costituito d'un pendolo di 10 metri con una 

 massa di 500 Kg. In quest' ultimo strumento gli stili d' alluminio registrano 

 i movimenti con una moltiplicazione di 1 a 50 sopra due registratori distinti 

 nel modo che fu fatto conoscere in altra Nota precedente ( ] ). 



Sul 1° registratore, posto nella parte anteriore dello strumento, il sismo- 

 gramma è tracciato ad inchiostro sopra una zona di carta che si svolge sempre 

 con una velocità uniforme di 40 cm all' ora, ed in esso si vede che la pertur- 

 bazione è andata assai lentamente crescendo, tanto che 1' elongazione massima 

 d'ogni stilo della posizione di riposo non ha dovuto sorpassare 1 / 4 di mm., 

 ciò che corrisponderebbe ad uno spostamento effettivo del suolo di soli 5 

 micron, tenuto conto dell'ingrandimento dell'apparecchio. A 14 h 19 m 2 S è 

 sopraggiunto un brusco rinforzo, in seguito al quale il tracciato s'è allargato 

 assai rapidamente e le penne hanno percorso tutto lo spazio disponibile, 

 senza che si possa fare un'analisi proficua del movimento, a causa della 

 velocità troppo piccola della carta. 



Il 2° registratore è costituito d'una larga striscia di carta affumicata 

 chiusa in sè stessa, posta nella parte posteriore dello strumento, e sulla 

 quale i prolungamenti degli stili scrivono mediante aghi bilicati. Il medesimo 

 s' è posto in moto con una velocità costante di 40 cni al minuto, ossia di 24 

 metri all'ora, giusto a 14 h 19 ni 2 s , in corrispondenza cioè del brusco rinforzo testé 

 accennato, il quale per l'appunto è stato sufficiente a spostare gli stili, 

 affinchè chiudessero un circuito elettrico, destinato a porre in moto la carta 

 affumicata. A partire da questo istante comincia un distinto tracciato sinu- 

 soidale in ambo le componenti SE-NW e SW-NE e press' a poco della stessa, 

 importanza, il quale, a giudicare dal periodo semplice delle ondulazioni che 

 è di M3 di secondo, mentre quello strumentale è di 3 secondi, rappresenta 

 assai fedelmente il movimento del suolo. Dopo una quindicina di siffatte 

 rapide ondulazioni che indicano che il terreno ha subito spostamenti effettivi 

 fino ad Vs di mm --< 11 movimento cresce talmente che gii stili ne rimangono 

 scompigliati, e per una quarantina di secondi si vedono quà e là tracce con- 

 fuse, impossibili ad essere analizzate. Però 1' impressione generale che se ne 

 riceve si è che gli stili devono ancora avere oscillato con periodo abbastanza 

 rapido, non molto diverso da Vs di secondo. 



In seguito al primo scaricarsi del più sensibile di cinque sismoscopì di 

 vario sistema, s' è posto in moto alle 14 h 19™ 8 S rt 2 S la lastra affumicata 

 del sismometrografo Brassart modificato a tre componenti. Si vede dunque 

 che il funzionamento dei sismoscopì dev' essere avvenuto solo al sopraggiun- 



(i) G Agamennone, Sopra un sistema di doppia registrazione negli strumenti sismici. 

 Rend. della R. Acc. dei Lincei, ser. 5 a , voi. Vili, fase. 4°, pag. 202, seduta del 19 feb- 

 braio 1899. 



