— 311 — 



verticale di quella che già trovavasi alla parte inferiore, che attraversa i due 

 cilindri e che serve ordinariamente pel manometro ad acqua; la distanza 

 verticale degli assi di queste due tubulature era di 1 metro. 



Per raffreddare a zero, o per mantenere alla temperatura ambiente l'altro 

 lato dell'elica, usai un recipiente cilindrico d'ottone alto circa 1,20 m. con due 

 tubulature laterali, una in alto, l' altra in basso, collocate lungo una stessa 

 verticale e cogli assi distanti 1 metro. Tanto la stufa che questo bagno erano 

 collocati sopra solidi treppiedi, in modo che le tubature suddette, inferiori e 

 superiori rispettivamente fossero alla stessa altezza, prospicienti luna all'altra, 

 distanti circa 90 cm. e cogli assi coincidenti. 



I tubi verticali erano di vetro, di 4 mm. di diametro, ed in origine 

 avevano la lunghezza di circa 1,30 m.; furono poi ripiegati ad angolo retto 

 alle estremità, colle precauzioni più sotto indicate, in modo che la distanza 

 fra gli assi dei tratti ripiegati fosse quella voluta di circa 1 metro. Questi 

 tubi ripiegati si potevano introdurre agevolmente nella stufa o nel bagno, si 

 poteva farne sporgere le estremità ripiegate al di fuori delle tubature suddette 

 e stabilire le comunicazioni fra i tubi della stufa e quelli del bagno, me- 

 diante tubi orizzontali di vetro lunghi circa 60 cm. e congiunti alle estre- 

 mità ripiegate dei tubi orizzontali mediante corti tubi di gomma, in modo 

 da formare l'elica voluta. In tal modo l'apparecchio non è punto fragile, 

 si può facilmente comporre e scomporre, e nel caso che qualcuno dei tubi 

 presenti qualche difetto o si rompa, lo si può facilmente cambiare; inoltre 

 l'altezza dei tratti di tubo che si trovano sia a 0° che a 100° è perfetta- 

 mente determinabile col catetometro, osservando i tratti ripiegati orizzontal- 

 mente che sporgono sia dal bagno che dalla stufa. 



_ Usan <ìo tubi di 4 mm. di diametro e tenuto conto dello spessore dei 

 tubi di gomma per le congiunzioni, entro tubulature di 15 mm. di diametro 

 si possono far passare 7 tubi, in modo da formare un' elica di 7 spire, ed 

 entro tubulature di 25 mm. di diametro si potrebbero far passare 19 tubi e 

 formare un'elica di 19 spire; nel mio apparecchio le tubulature avevano 22 mm. 

 di diametro ed usai un'elica di 10 spire, non senza qualche difficoltà a causa 

 delle imperfezioni della costruzione degli apparecchi. Affinchè le estremità 

 ripiegate dei 10 tubi verticali possano stare simultaneamente entro le tubu- 

 lature circolari suddette, bisogna che questi tubi abbiano diverse lunghezze, e 

 perciò i tubi da me usati formavano 3 strati, uno di 3 tubi lunghi circa 

 99 cm., uno di 4 tubi lunghi 1 metro ed uno di 3 tubi lunghi 101 cm., 

 riuniti in modo che i tubi più corti fossero compresi fra le ripiegature dì 

 quelli più lunghi. 



Affinchè i tubi così congiunti non formassero un arruffio non facilmente 

 estricabile, era necessario anzitutto che essi fossero piegati regolarmente e che 

 avessero esattamente le lunghezze prescritte; deviazioni anche piccole, spe- 

 cialmente nella grandezza dell'angolo dei tratti ripiegati, rendono molto difficile 



