— 312 — 



l'unione del sistema dei tubi. Perciò per piegare regolarmente i tubi feci uso 

 d'un telaio di legno coi lati orizzontali lunghi 98,5 cm. e coi lati verticali ben 

 perpendicolari ad essi e lunghi circa 20 cm.; sulla faccia orizzontale superiore 

 di questo telaio fissai a 10 cm. da ciascuna estremità un blocco di legno ; questi 

 erano di ugual spessore e su di essi collocavo il tubo di vetro da ripie- 

 gare. Riscaldando il tubo in corrispondenza delle facce verticali del telaio, 

 e facendo uso della fiamma da smaltatore un po' bianca, la cui azione è 

 più limitata e meglio definita che non quella di Bunsen, il tubo si rammol- 

 lisce e lentamente si piega per effetto del peso delle estremità; scaldando 

 lentamente, e spostando opportunamente la fiamma si riesce agevolmente ad 

 ottenere che le estremità si adattino esattamente contro le facce verticali 

 del telaio, ed abbiano V inclinazione e la distanza voluta. Del resto le ripie- 

 gature si spostano facilmente senza deformarsi, qualora si scaldi e si allarghi 

 di poco un lato della ripiegatura e poscia si scaldi e si richiuda V altro lato 

 della ripiegatura stessa. Adattando sulle faccie verticali del telaio lamine di 

 legno di spessore conveniente, potei ottenere le 3 lunghezze di tubi richiesti. 



I tubi che avevo a mia disposizione, che si trovavano in questo Gabi- 

 netto fisico da tempo immemorabile, scaldati si svetrificavano, facilmente si 

 sformavano e riuscivano molto fragili ; per evitare questo inconveniente ed altresì 

 per determinare con maggior esattezza la lunghezza dei tratti di tubo a 100° o 

 a 0°, le estremità ripiegate dei tubi verticali erano formate da tubi capillari 

 a pareti spesse (tubi da termometro) ; perciò usai tubi di vetro di 4 mm. di 

 diametro lunghi circa 98 cm., alle cui estremità saldavo due tratti di tubo 

 capillare lunghi circa 18 cm. sui quali veniva a cadere la ripiegatura che 

 facevo nel modo sopra indicato. Un' avvertenza importante da seguire quando 

 si fanno le saldature del tubo capillare col tubo di maggior diametro, si è 

 quella di evitare la produzione di rigonfiamenti, e di cambiamenti bruschi di 

 diametro nel punto delle saldature, ed anzi di far sì che il foro capillare si rac- 

 cordi col foro di maggior diametro con un lungo tratto leggermente conico ; ciò 

 per evitare che poi, durante l'esperienza, vi si formino o trattengano bolle d'aria. 

 In ciascun gruppo dei tubi di ugual lunghezza, cioè di 99, 100 e 101 cm., i tubi 

 componenti, già muniti dei corti tubi di gomma che dovevano servire per 

 le congiunzioni, erano tenuti assieme da fascette di lamina sottile d' ottone, 

 prima legate strettamente e poi saldate, in modo che i tratti ripiegati si 

 trovassero su di un piano un po' inclinato, talché osservando poi col cate- 

 tometro, le estremità anteriori non venissero a coprire interamente quelle 

 posteriori ; i 3 gruppi poi furono riuniti nel modo già indicato, separandoli con 

 laminette piane metalliche in modo che l'insieme dei 10 tubi formasse un 

 sistema di tubi disposti regolarmente in 3 strati vicini ma non a contatto. 

 Introdotti questi tubi nella stufa e nel bagno rispettivamente, questi ultimi 

 non dovendo subire una notevole variazione di temperatura, vi furono fissati 

 riempiendo con gesso gl'interstizi nelle tubulature e più tardi imbevendo il 



