— 313 — 



gesso con paraffina fusa. Invece i tubi introdotti nella stufa furono lasciati 

 riposare liberamente entro le rispettive tubulature, e gl'interstizi vennero 

 riempiti di cotone. 



Completai poi le comunicazioni in modo da formare l'elica di IO spire me- 

 diante tubi orizzontali di vetro di 4 mm. di diametro, di conveniente lunghezza 

 (circa 60 cm.) e corti tubi di gomma, avvicinando poi lentamente e progres- 

 sivamente la stufa e il bagno in modo che questi tubi orizzontali fossero 

 quasi a contatto colle estremità ripiegate che dovevano mettere in comuni- 

 cazione. Nella disposizione da me adottata, i due tubi che stabiliscono la 

 comunicazione fra due strati diversi, hanno necessariamente un' inclinazione di 

 5 mm. circa su una distanza di 600 mm., perchè 1' elica incominciava coi 

 tubi più lunghi (101 cm.) che percorreva tutti, poi passava successivamente 

 nei 4 tubi medi, e poi in quelli corti coi quali terminava ; incominciando e 

 terminando 1' elica coi tubi medi, sarebbe stato possibile ottenere che i tubi 

 di passaggio da uno strato all' altro avessero avuto inclinazioni due a due 

 uguali e contrarie. 



Le estremità libere dell' elica si trovavano nel lato orizzontale inferiore 

 e il più lontano possibile dalla stufa, e comunicavano con due tubi di gomma 

 lunghi oltre 1 metro che terminavano con due tubi di vetro, aperti e adia- 

 centi, di circa 1 cm. di diametro. 



Nel mettere in azione questo apparecchio, si presentarono parecchie dif- 

 ficoltà. Nel riempire l'elica di acqua bollita si formarono parecchie bolle 

 d' aria, alcune delle quali rimanevano prigioniere e invisibili nei rigonfiamenti 

 di alcune saldature più imperfette. Continuando a far passare acqua bollita, 

 il loro numero e la loro grandezza andò diminuendo, poi invertendo la dire- 

 zione della corrente d'acqua, potei spingerle nei tubi orizzontali, dove non solo 

 divennero così visibili, ma le potei anche scacciare staccando la congiunzione 

 di gomma presso la quale trovavasi la bolla. Occorreva però che in entrambi i 

 tubi con cui terminava 1' elica, l' acqua si trovasse ad un livello più alto dei 

 tubi orizzontali superiori, cosicché 1' acqua effluisse lentamente da entrambi 



1 lati della congiunzione interrotta. Invece il far il vuoto nell'apparecchio 

 riuscì più dannoso che utile, perchè a causa del cattivo stato delle con- 

 giunzioni in gomma, da esse penetravano numerose bolle. 



Un altro inconveniente preveduto era quello della lentezza con cui pas- 

 sava il liquido e si stabiliva l'eqilibrio delle pressioni nell'interno dell'elica. 

 Thiesen, Scheel e Diesselhorst nel loro apparecchio secondo Dulong e Petit, 

 avevano stabilito alla base dei tubi verticali due tubi di comunicazione, uno 

 piuttosto largo che si poteva chiudere con un robinetto ed uno capillare lungo 



2 metri, esattamente livellato che doveva servire durante la misura. A causa 

 però delle oscillazioni della temperatura e della lentezza con cui si uguaglia- 

 vano le pressioni attraverso questo lungo tubo capillare, esso non fu potuto 

 usare. 



