— 343 — 



depressione e l' innalzamento suddetti stanno come i raggi o i perimetri dei 

 tubi rispettivi. 



Quindi, se si prende un tubo aperto ai due capi, tale che il tubo del- 

 l' areometro vi entri giusto senza oscillarvi, e s' immerge il tubo parzialmente 

 e verticalmente nel liquido, usando tutte le cure perchè il menisco vi si 

 formi nelle stesse condizioni come attorno al tubo dell'areometro, l'altezza 

 media del liquido nel tubo aperto rappresenta e misura di quanto il punto 

 d' affioramento corretto dall' errore di capillarità sta al disotto del livello 

 del liquido o del punto d' affioramento che realmente si osserva. Non occorre 

 scala speciale per misurare l'altezza del liquido nel tubo aperto, potendo 

 servire quella dell'areometro; l'errore derivante dal fatto che nelle scale 

 dei densimetri la lunghezza degl'intervalli varia coll'altezza, è trascurabile ; 

 per altezza media si può prendere l'altezza del punto più basso del menisco 

 al disopra del livello esterno, aumentata di \/ a dell' altezza del menisco stesso. 



Se però, come spesso avviene, il tubo dell' areometro fosse piuttosto 

 largo, l'altezza capillare in un tubo di ugual diametro sarebbe molto pic- 

 cola e gli errori di parallasse, di lettura, e dell'apprezzamento del valor medio 

 sarebbero relativamente molto grandi; in questo caso è utile di usare un tubo 

 aperto di diametro metà o un terzo di quello dell'areometro e dividere rispet- 

 tivamente per due o per tre l'altezza capillare osservata. Si può anche rendere 

 più facile e più esatta la lettura dell'altezza capillare nei tubi un po' larghi 

 facendovi galleggiare, entro il tubo, un dischetto di lamina sottile di mica 

 o anche di metallo, e giova anche per osservare nettamente la posizione del 

 livello esterno farvi galleggiare un disco della stessa lamina con un foro pel 

 quale passa liberamente ma senza troppo intervallo il tubo suddetto. In tal 

 modo i menischi iu massima parte si spianano, e l'errore di parallasse si 

 evita facilmente collocando 1' occhio rispettivamente nel piano dei due dischi 

 che funzionano come ottimi indici del livello del liquido. 



Se il menisco non si forma regolarmente, sia dentro il tubo aperto che 

 attorno al tubo dell' areometro, converrà pulire questi tubi nei modi soliti, ed 

 a tal proposito è da notare che lo spirito del commercio, forse perchè impuro, 

 è spesso inefficace, anzi dannoso, e 1' acido nitrico bollente incomodo ad usarsi ; 

 invece la soluzione calda di carbonato sodico o di liscivia è comoda nell'uso 

 ed efficace. 



Che l'uguaglianza affermata dalla legge suddetta si verifichi, almeno in 

 teoria, è pressoché evidente; in entrambi i casi essendo uguali la tensione 

 superficiale, l'angolo di raccordamento co e il contorno della superficie li- 

 quida a contatto del vetro, saranno pure uguali le forze che equilibrano questa 

 tensione lungo il contorno suddetto, cioè il peso della colonnetta liquida sol- 

 levata nel tubo capillare, ed il peso della colonna di liquido spostata dal- 

 l'areometro per effetto d'essa tensione. Se h è l'altezza di queste colonnette, 

 F la tensione superficiale per inni,, co l'angolo di raccordamento ed R il raggio 



