— 344 — 



esterno del tubo dell'areometro e quello interno del tubo aperto, in entrambi 

 i casi per l' equilibrio deve essere : 



^> , ™, , 2F cos w _ R/i , 



2ttR.F cos co == nWhd , h — — ^ — , F cos co = — d. 



Che l' angolo di raccordamento non dipenda dalla forma della superficie 

 del solido, risulta dall' esperienze del Volkmann (Wied. Ann.) ; tuttavia, sic- 

 come queste esperienze, come pure quelle del Wilhelmy (Pogg. Ann.), che 

 determinò colla bilancia la trazione che la superficie liquida esercita su una 

 lamina o su un cilindro immersovi parzialmente, sono state eseguite in con- 

 dizioni e con apparecchi molto diversi da quelli soliti per le determinazioni 

 cogli areometri, ho creduto utile eseguire qualche esperienza in queste ultime 

 condizioni e direttamente sugli areometri, rendendo inoltre la depressione 

 prodotta negli areometri galleggianti dalla tensione superficiale del liquido 

 permanentemente visibile e paragonabile coli' altezza capillare in un tubo 

 aperto di ugual diametro, dimodoché queste esperienze si prestano anche 

 per la dimostrazione nella scuola, e a tale scopo mi sono servito della dispo- 

 sizione seguente. 



3. Modo semplice per evitare l'errore di capillarità negli areometri 

 a sca ia. — Se si infila il tubo d'un areometro o densimetro dei soliti, 

 in un dischetto forato ossia anello piano, di lamina sottile metallica, che 

 possa scorrere facilmente su esso tubo e star fermo per attrito a un'altezza 

 qualsiasi, e sia largo p. es. 1 mm. o 2, e s'immerge l'areometro in un liquido 

 finché questo giunga all'orlo del dischetto, la superficie liquida aderisce a 

 questo orlo piuttosto tenacemente (più per l'acqua, meno per l'alcool, meno 

 ancora per il petrolio) e può incurvarsi all' insù o all' ingiù per un certo 

 tratto senza staccarsene o oltrepassarlo. Quindi se il dischetto è stato collo- 

 cato sufficientemente vicino al punto d'affioramento e si lascia libero, con 

 precauzione, senza urti, l'areometro, la superficie liquida continua ad ade- 

 rire all'orlo suddetto incurvandosi verso l'alto o verso il basso a seconda 

 che il dischetto è al disopra o al disotto della posizione esatta del punto 

 d'affioramento. Regolando la posizione del disco si può ottenere che la su- 

 perficie liquida si mantenga perfettamente piana e orizzontale, ciò che si 

 scorge agevolmente osservandovi per riflessione gli oggetti circostanti, ed m 

 tal caso la tensione superficiale non ha componente verticale, e quindi non 

 agisce sulla posizione dell' areometro il cui punto d' affioramento è così quello 

 esatto senza errore di capillarità (*). 



Per ottenere che il dischetto possa scorrere lungo il tubo dell' areometro 

 ma non caschi per effetto del suo peso, si può procedere in vari modi facili a 



(>) Il principio di questo metodo è dovuto al Lohnstein che l'ha usato nell'areo- 

 metro a volume costante (Wied. Ann. XLIV, pag. 61, 1891 ; Zeitschr. tur Istrumentenkunde 

 1894). 



