— 345 — 



immaginarsi. Si può usare un dischetto con un foro un po' piccolo,senz'altro, e le 

 sbavature del foro possono fare da molla; converrà in tal caso prima fare il foro 

 nella lamina sottile e poscia ritagliarla intorno al foro ; però questo dischetto 

 facilmente si sforma, e specialmente se il tubo non è ben cilindrico facilmente 

 o non scorre, o casca. Si può saldare al dischetto due alette o strisele un 

 po' cilindriche, le quali s' appoggino sul tubo e facciano da molla, e affinchè 

 il liquido non salga lungo di esse, occorrerà che siano saldate nel mezzo 

 della striscia piana del disco ad ugual distanza dal tubo e dall'orlo; niente 

 vieta che le alette si trovino al disotto del disco e stiano immerse nel liquido. 

 Alle alette si può anche sostituire un'elica di filo metallico (della quale si 

 può a volontà diminuire il diametro, stirandola), coli' avvertenza suddetta di 

 saldare il filo nel mezzo della striscia piana. Si può anche fare a meno di 

 saldare il dischetto all' elica ; usai un dischetto di mica, con un foro un 

 pochino troppo grande tale che il tubo dell'areometro vi scorresse liberamente, 

 così l'areometro e il dischetto galleggiavano indipendentemente, abbassando 

 però l'elica finché veniva a contatto col disco, tale indipendenza cessava e si 

 poteva far sparire il menisco come nei casi precedenti. 



Finalmente si può anche usare una fascetta o tubetto di lamina metallica 

 un po' sottile (spessa p. es. da 1 / t0 a Vs mm.), che faccia molla e possa così 

 scorrere e fermarsi lungo il tubo. La si prepara facilmente avvolgendo stretta- 

 mente per circa 2 spire una striscia rettangolare di lamina metallica, saldando 

 il lembo esterno mentre quello interno fa da molla, e rendendo ben piano 

 l'orlo superiore, al quale si fa poi aderire la superficie liquida. 



Si può credere a prima vista che questo metodo così semplice, il quale 

 sopprime con perfetta sicurezza l'errore di capillarità, renda inutile il me- 

 todo precedente che serve a correggerlo mediante l' altezza capillare nel tubo 

 aperto, ma in realtà anzi i due metodi si completano reciprocamente. Il metodo 

 dell'altezza capillare dà direttamente e automaticamente, con una precisione 

 spesso sufficiente, la grandezza dell' errore che si vuol correggere ; questa 

 inoltre può servire per stabilire con molta approssimazione la posizione del 

 dischetto corrispondente all'affioramento esatto, evitando così una serie di 

 tentativi specialmente penosi se il liquido aderisce poco all' orlo del disco e 

 facilmente lo oltrepassa. D' altra parte l' uso del dischetto scorrevole, per 

 determinare la posizione esatta del punto d'affioramento, dà modo d'assicurarsi 

 se la correzione ottenuta col metodo precedente è realmente esatta, e di ren- 

 derla facilmente tale se non lo è. 



Ho eseguito alcune esperienze per paragonare i risultati dei due metodi 

 e per verificare come fosse soddisfatta in pratica la legge espressa nel para- 

 grafo precedente. Ho sperimentato anzitutto con un areometro con tubo molto 

 sottile (2,14 mm. di diametro) nel quale potevo impedire la formazione del 

 menisco mediante una fascetta scorrevole di lamina sottile d' ottone, ed inoltre 

 ho usato un tubo aperto ai due capi di 2,38 mm. di diametro interno (mi- 



