— 340 — 



stirato al pari di quello dell' areometro con un microscopio a debole ingran- 

 dimento munito di micrometro oculare). Pur volendo operare nelle condizioni 

 solite delle misure areometriche, non mi parve utile trascurare affatto ogni 

 cura nella ripulitura delle apertici dell'acqua e del vetro. Perciò usai acqua 

 ricevuta direttamente dal rubinetto della condotta, e ne rinnovai spesso la 

 superfìcie facendo traboccare l'acqua dal recipiente; inoltre lavai il tubo del- 

 l' areometro con soluzione calda di carbonato sodico, fregando con uno strac- 

 cetto tenuto da un manico di vetro, ed evitando di tenere 1' areometro diret- 

 tamente colle dita ; per il tubo aperto, che era vecchio e coperto di polvere 

 e cristallizzazioni, usai prima acido nitrico caldo e poscia la soluzione suddetta. 



Immerso parzialmente il tubo aperto nell' acqua, colle solite cure perchè 

 il livello interno vi assuma una altezza costante, il valore medio di questa 

 risultò di mm. 13,0, quindi secondo la legge di Jurin, in un tubo di 2,14 mm. 

 di diametro interno essa altezza sarebbe stata di 14,46 mm. 



Immerso contemporaneamente 1' areometro nell' acqua, colla fascetta scor- 

 revole completamente immersa, e lasciando che si formasse il menisco, de- 

 terminava col catetometro la posizione della sommità dell' areometro, quindi 

 sollevato questo tanto da poter asciugare bene con carta da filtro il tubo 

 e la fascetta, collocavo questa in modo che facendo galleggiare con precau- 

 zione l'areometro, la superficie liquida aderente all'orlo superiore della fascetta 

 rimanesse piana, giovandomi della determinazione fatta col tubo aperto, 

 Determinavo allora la nuova posizione della sommità dell' areometro, che ri- 

 sultò più alta della precedente di 14,4 mm., valore che ottenni anche ripe- 

 tendo 1' esperienza e dopo rinnovata la superficie dell' acqua e lavato nuova- 

 mente con soluzione sodica e con acido nitrico bollente il tubo dell'areo- 

 metro. Questo valore differisce pochissimo da quello trovato per l' altezza ca- 

 pillare, ciò che conferma la legge suddetta e fornisce per la tensione superfi- 

 ciale F cos co, il valore 7,7 mgr. per millimetro. 



Se allorquando l' areometro galleggia senza menisco, lo si abassa in 

 modo che l'acqua oltrepassi l'orlo superiore della fascetta e salga lungo il 

 tubo, il menisco si forma nel modo solito, e l'areometro viene a subire la 

 depressione dovuta alla tensione superficiale, e siccome il punto d'affioramento 

 esatto è indicato dall' orlo superiore della fascetta, rimane apparente e veri- 

 ficabile, sia sopra apposita scala, oppure facendo uso del catetometro, che 

 esso punto si trova tanto al disotto del livello generale quanto il livello medio 

 nel tubo aperto ne rimane al disopra. La posizione del punto d' affioramento 

 senza menisco, se ben determinata, rimane invariabile, quella col menisco 

 invece col tempo s' abbassava lungo il tubo (ossia l' areometro si sollevava), 

 ma ritorna al valore primitivo se si rinnova la superficie dell' acqua. 



Sperimentai anche con un areometro pesa-vino il cui tubo aveva 3,70 mm. 

 di diametro, nel quale la depressione prodotta dalla tensione superficiale (e 

 misurata col catetometro, perchè la scala dell'areometro era troppo grosso- 



