— 16 — 



Si potranno allora costruire gli spettri per un certo numero di punti 

 determinati del disco solare, e, tenendo conto della loro posizione, calcolare 

 i valori dell'assorbimento esercitato dall'atmosfera solare e dedurre lo spettro 

 della fotosfera per il luogo ove si sono fatte le osservazioni. 



Se di queste serie di osservazioni se ne fanno a varie altezze, si potrà 

 allora eliminare anche l'influenza dell'assorbimento dell'atmosfera terrestre 

 ed avere così lo spettro della fotosfera, quale si otterrebbe qualora non esi- 

 stessero le due atmosfere, e ad esso applicare le leggi del corpo nero. 



3. La disposizione adottata è la seguente: 



Su un eliostata di Fuess trovasi uno specchio piano di argento di cen- 

 timetri 15 X 12, che riflette orizzontalmente la luce del sole. Due specchi 

 concavi, uno di m. 1,20 di distanza focale e avente 10 cm. di apertura, 

 l'altro di 15 cm. di distanza focale e 3 di apertura, dànno una immagine 

 reale del disco solare del diametro di cm. 10 sopra uno schermo annerito. 



Nel mezzo di questo è praticata una finestra rettangolare e subito dietro 

 a questa c'è la fenditura di uno spettrobolometro catottrica 



Tutti gli specchi sono d'argento e il prisma è di sale. 



Per regolare la posizione dell'imagine del disco solare sullo schermo, 

 serve un sistema di viti micrometriche che orientano lo specchietto minore 

 in senso verticale e in senso orizzontale. 



Sullo schermo sono tracciati nove cerchi eguali con 10 cm. di diametro, 

 di cui uno ha il centro nel centro della fenditura, gli altri sono due a due 

 simmetrici rispetto alla fenditura e coi centri alle distanze di cm. 5 sen 30° ; 

 5 sen 45° ; 5 sen 60°; 5 sen 75°: di modo che facendo cadere l'imagine del 

 sole in uno di essi, la fenditura viene colpita da raggi che provengono da 

 punti del disco solare situati rispettivamente a 0° dal centro, 30° , 45° , 60° , 

 75°, e ciò tanto a destra quanto a sinistra. 



La lunghezza dell'onda che colpisce il bolometro è facilmente determi- 

 nabile procedendo come ho descritto in altra Nota 



11 galvanometro adoprato è di Dubois e Kubens, corazzato ; la corrente 

 è data da una batteria di pile Danieli per le misure fatte al M. Rosa, di 

 accumulatori per quelle fatte in laboratorio. 



Ogni determinazione completa per ciascuna lunghezza d'onda consta di 

 20 misure fatte nell'ordine seguente delle posizioni del disco: 



0°, 30°, ... 75°, 75°, 60° ... 0° a sinistra; 

 0°, 30° o° a destra, 



senza alcuna interruzione e ad intervalli di tempo eguali. 



i 1 ) L'emissione del carbone in alcune fiamme, Atti Acc. Torino, 1905; Acc Pelo- 

 ritana, 1908. 



