— 196 — 



L'indice di rifrazione di un liquido può dunque aversi con questo me- 

 todo con una esattezza che è situata nella terza decimale di circa quattro 

 unità. Ma bene inteso la precisione nella misura dello scostamento deve es- 

 sere di 0.01 mm. 



Questa esattezza si può ottenere applicando una scala sotto al portaog- 

 getti, in cui il millimetro è diviso in 50 parti; ovvero costruendo l'appa- 

 recchio direttamente sopra un portaoggetti già graduato, in guisa che il 

 prisma con lo spigolo basale lasci scoperta detta scala. Allora si potrà osser- 

 vare col microscopio la mezzeria M attraverso lo spessore del liquido e at- 

 traverso i due prismi di vetro e di liquido. La lettura sulla scala darà al- 

 lora direttamente lo scostamento i = MM, in orizzontale (fig. 2). 



Fig. 2. 



Riepilogando possiamo affermare che il metodo, qui esposto, è pratico 

 per determinare l'indice di rifrazione al microscopio e assicura anche una 

 esattezza, che è sufficiente per lo scopo a cui la determinazione deve servire. 

 Il metodo è pratico in quanto con la misura dello scostamento J si ricava 

 l'angolo i dall'equazione ^ 



3) ta ^- A) = 7taÌA 



e quindi l'indice di rifrazione del liquido in esame dall'equazione 



m sen i 



lì n = — r 



*■) sen A 



dove A ed m sono noti, e la costante dtagk può calcolarsi per mezzo della 

 relazione 



4) dtagA=x tag(f,-À) ; 



