— 278 — 



riodo proprio del sistema oscillante non smorzato 1 = -^, si viene a di- 

 minuire la sensibilità, data da ~, ma si vede sabito cbe la parte pertur- 



batrice (secondo termine) al crescere di /? tende più rapidamente a zero che 

 non lo spostamento idealmente perfetto della massa (primo termine). 



E continua : nei sismografi, quando si vuole che la registratone 

 rappresenti il più fedelmente possibile l'andamento dell'accelerazione si- 

 smica, bisogna che il periodo proprio del sistema oscillante sia il più 

 piccolo possibile. È questa una prima condizione perchè nell'equazione diffe- 

 renziale due termini tendano a sparire, e l'accelerazione sismica divenga 

 semplicemente proporzionale allo spostamento della massa inerte. Per rime- 

 diare alla già accennata difficoltà, che se si diminuisce il periodo proprio 

 viene a diminuire la sensibilità, suggerisce di applicare un fortissimo ingran- 

 dimento. Termina facendo notare che i sismologi scelgono invece il periodo 

 proprio dei sismografi molto grandi, per cui ottengono curve che non rap- 

 presentano nè lo spostamento, nè l'accelerazione. 



In una terza e quarta Nota dal medesimo titolo ('), l'autore dà il prin- 

 cipio del nuovo strumento che deve realizzare le condizioni fondamentali 

 di possedere lo smorzamento critico ed avere piccolo il periodo proprio per 

 via del fortissimo ingrandimento. L'apparecchio, destinato ai soli macrosismi, 

 è a liquido e si basa sull'effetto della pressione idrostatica dovuta all'inerzia. 

 L'apparato inteso alla determinazione di una delle componenti orizzontali, con- 

 siste in un tubo orizzontale rigidamente collegato al suolo, tubo che termina da 

 una parte e dall'altra in due sottili tabulatore ad angolo retto. Esso con- 

 tiene una colonna liquida imprigionata, la quale sotto gli impulsi del suolo 

 in moto, imparte per inerzia un movimento di va e vieni alle due colon- 

 nine liquide verticali. 11 sistema potrà portarsi allo smorzamento critico 

 grazie alla possibità di variare la lunghezza e quindi la resistenza al moto 

 del liquido nei tubi capillari; il periodo proprio potrà portarsi ad essere il 

 più piccolo possibile, essendo in facoltà dell' esperimentatore di aumentare il 

 rapporto delle sezioni dei vasi comunicanti. 



Per la determinazione della componente verticale, la colonna è in piedi, 

 sostenuta dalla pressione di un gas racchiuso in apposito bulbo. 



La quarta Nota rileva l'arbitrarietà ed i difetti delle scale sismiche in 

 uso e torna a raccomandare gli accelerometri a liquido, i quali senza richie- 

 dere grandi mezzi e cognizioni speciali rendono possibile la determinazione 

 dell'intensità di un terremoto in valore assoluto, mediante la relazione sem- 

 plicizzata : 



Sì = pa . 



(.) Rendiconti della R. Acc. dei Lincei, voi. XVIII, fascicolo 10°, sec. sem. 1909 

 e voi. XIX, fase. 1°, primo sern. 1910. Anche il Nuovo Cimento, voi. XVIII, fase. 11° e 

 12°, 1909. 



