— 125 — 



temperatura alla quale le osservazioni diventano mal sicure, e con una va- 

 riazione di volume tanto piccola ? 



« Rimane ancora da considerare il valore del coefficiente di dilatazione. 

 È egli probabile che il bismuto liquido, contro la leg^e generale, possieda 

 un coj.fbiente di dilatazione eguale a quello del metallo solido? 



« Risulta dagli studi che ho fatto coll'Omodei ('), nonché da quelli di 

 altri, che gli elementi Pb, Cd, Bi, Sn, S, Na, K, Ph, Hg quando sono fusi 

 possiedono un coefficiente di dilatazione che in media è 1, 5 volte il coeffi- 

 ciente dei metalli solidi. Altrettanto dicasi per lo Zn e lo Sb ( 2 ). 



« Qualunque previsione deve portare dunque alla conclusione che il valore 

 da me trovato per il coefficiente di dilatazione del bismuto fuso si avvicini 

 maggiormente alla realtà. E questa conclusione è suffragata dalle misure 

 della dilatazione termica di alcune leghe binarie allo stato liquido (vedasi 

 Nota ultima citata) le quali indirettamente hanno permesso di stabilire i 

 seguenti valori approssimati del coefficiente di dilatazione del bismuto liquido: 

 Lega Sn Bi «=0,000125 

 » Sn 4 Bi 3 0,000130 

 » Bi. 2 Pb 0,000140 

 tutti valori maggiori di quello da me ottenuto direttamente (0,000120) e 

 quindi molto più grandi di quello ricavato dal Liideking. Le nuove misure, 

 come si vedrà poi, confermano tali risultati. 



« Concludendo, sono costretto a riconoscere che la grande sensibilità 

 offerta dai piccoli dilatometri del Liideking portava a risultati d'una esattezza 

 illusoria, in seguito a delle cause d'errore che era molto difficile eliminare. 



Fisica. — Mezzo semplice per costruire un barometro a mer- 

 curio esatto e facilmente trasportabile ( 3 ). Nota di G. Guglielmo. 

 presentata dal Socio Blaserna. 



« La necessità di far bollire il mercurio nei tubi dei barometri, per 

 scacciare l'aria e l'umidità aderenti alle pareti, fa sì che la costruzione d'un 

 buon barometro è impresa non facile che viene lasciata ordinariamente ai co- 

 struttori d'apparecchi di risica. 



« Siccome poi le correzioni per l'aria residua nella camera barometrica 

 sono un po' incerte, non di rado bisogna accettare le indicazioni del barometro 

 fidando nell'abilità del costruttore, sebbene, non sia raro il caso, che anche 

 barometri forniti da costruttori abilissimi presentino lievi differenze nelle in- 

 dicazioni. 



(!) Atti E. Acc. delle scienze di Torino voi. XXIII, nov. 1887. 



( 2 ) V. G. e D. 0., Rendiconti della R. Acc. dei Lincei voi. IV, 2° seni. p. 83. 



( 3 ) Lavoro eseguito nel Gabinetto di Fisica dell'Università di Sassari, giugno 1890. 



