— 127 — 



rimeritai aveva una tensione di 1 a 2 mm., però quest'aria e vapore si scaccia 

 facilmente inclinando il tubo finché tutta quest'aria ed anche un po' di mer- 

 curio siano penetrati nello scompartimento superiore e quindi chiudendo il ro- 

 binetto. L'aria così rimane prigioniera in detto scompartimento e raddrizzando 

 il tubo, nella camera interiore si forma un vuoto praticamente perfetto. 



a Dopo un po' di tempo, com'è facile prevedere, un po' d'aria o vapore 

 si stacca dalle pareti (e si può accelerare e facilitare tale distacco com'è 

 noto mediante scariche elettriche) o si svolge dalla parte inferiore del tubo, 

 ma è facile scacciare anche questo gaz ripetendo una o più volte l'operazione 

 d'inclinare il tubo, avendo cura di non aprire il robinetto finché il mercurio 

 non è giunto a poca distanza da esso e quindi si possa ritenere che la pressione 

 dell'aria da scacciare sia poco diversa da quella dell'aria già prigioniera. 



« In tal modo si può avere un vuoto migliore di quello che si abbia nei 

 migliori barometri. Infatti questi sotto l'azione delle scariche elettriche non pre- 

 sentano i fenomeni della viva fosforescenza del vetro eccetto in rarissimi casi nei 

 quali si sono usate nella costruzione cure affatto eccezionali. Invece il barometro 

 usato nel modo ora descritto costituisce un'ottima pompa a mercurio, in cui l'aria 

 rarefattissima viene scacciata senza essere compressa altro che poco, come av- 

 viene nelle migliori pompe, come quella di G-eissler a due robinetti, di Bessel- 

 Hagen e quella da me proposta ('). Quindi la rarefazione che si ottiene nella 

 camera inferiore è tanto perfetta quanto è possibile coi mezzi finora in uso, 

 (facendo astrazione dai vapori di mercurio), e sufficiente non solo per dare 

 origine ai fenomeni della materia radiante, ma anche per impedire affatto il 

 passaggio delle scariche. 



- Cure che bisogna evidentemente usare sono le seguenti. Il mercurio ed 

 il tubo devono essere asciutti, e per essere ben sicuri di ciò non è male scal- 

 dare leggermente il mercurio. 



« Se il tubo barometrico è provvisto di un robinetto di Giminghan bi- 

 sogna versare il mercurio nell'imbutino appena capovolto il tubo sulla va- 

 schetta, per evitare che un po' d'aria penetri nel barometro passando fra le 

 superficie smerigliate. È più comodo e sicuro di versare precedentemente il 

 mercurio nell'imbutino e chiudere la bocca di questo mediante un anello di 

 gomma che impedisce la caduta del mercurio. Nel caso di un barometro a 

 sifone si potrebbe anche tappare fortemente il ramo corto, riempire il tubo 

 dell'imbutino. riempire separatamente il pezzo a, metterlo a posto e riaprire 

 il ramo corto. 



« Nell'operazione di scacciare l'aria nella camera superiore, bisogna aver 

 cura di non scaldare il tubo con la mano. 



« Questa forma di barometro può esser di grande utilità nei viaggi. In- 

 fatti invece di trasportare il barometro già costruito, con grande incomodo e 



(!) Atti della R. Accademia delle scienze di Torino voi. XIX. 

 "Rendiconti. 1890, Voi,. VI. 2° Sem. 



18 



