pericolo di rottura o di guasti, si può portare il mercurio in una boccetta 

 ed il tubo con divisione in millimetri entro un astuccio foderato internamente 

 di cotone ; ed anzi considerato il poco prezzo ed il piccolo peso di simili tubi, 

 se ne potrebbero portare parecchi per fare osservazioni simultanee in luoghi 

 diversi. Il tubo potrebbe anche essere diviso in due pezzi da avvitarsi assieme me- 

 diante armature di ferro e con frammezzo una rotella di cuoio per assicurare 

 la perfetta chiusura. 



« La disposizione del barometro Fortin riesce in tali condizioni meno 

 utile e meno comoda perchè richiede maggior tempo per la preparazione, 

 mentre il pericolo di rottura è già evitato nel modo sopraindicato. Credo per ciò 

 che sia più comodo, più leggero, e di più facile preparazione, un barometro a 

 sifone con tubo a pareti spesse e piccolo diametro interno (p. es. 2 rum.) in tutti 

 i punti dove non pervengono mai i livelli del mercurio, e con un robinetto 

 nel ramo corto, per impedire i movimenti del mercurio nel tubo, nel caso che 

 si voglia trasportare il barometro per brevi tratti evitando di doverlo vuotare 

 e riempire di nuovo. 



« Ho già osservato che il barometro a sifone col robinetto di Giminghan 

 nella camera, si riempie comodamente dall'imbutino del robinetto, evitando 

 così la manipolazione che in certi casi può riuscire incomoda di chiudere col 

 dito e capovolgere sulla vaschetta. Volendo trasportare il barometro già co- 

 struito bisogna evidentemente inclinarlo finché lo spazio fra i due robiuetti 

 sia ripieno di mercurio e chiudere essi robinetti. Si potrebbe obbiettare che 

 il barometro con due robinetti ed una curvatura ad U riescirà fragile ; però 

 oggi si costruiscono apparecchi di vetro a pareti spesse, che sono solidissimi. 



« Ho fatto la prova di un barometro a pozzetto da me costruito e pre- 

 parato nel modo già descritto, confrontandolo col barometro Fortin dell'os- 

 servatorio meteorologico, costruito dal Deleni, trasportato colla massima cura 

 dall'Ufficio centrale di metereologia, e che dopo non era mai stato sottoposto 

 a cause che avessero potuto renderlo inesatto. Il mio baromecro aveva la camera 

 superiore alta 7 cm. e il diametro interno di cm. 1,45; la camera inferiore 

 era di ugual diametro e alla pressione dell'esperienze era alta circa 5 cm. 

 Esse erano separate da un robinetto comune con grasso, il solo che avessi a 

 mia disposizione e non molto ben smerigliato, il quale però per tutta la 

 durata del confronto ha tenuto benissimo. 



« Nel riempire questo barometro non usai altra cura oltre quelle ovvie 

 già accennate, ed operai come per l'esperienza di Torricelli. Collocai questo 

 barometro accanto a quello di Fortin (gli assi dei due tubi distavano circa 

 5 cm.) in modo che i livelli del mercurio fossero all' incirca alla stessa altezza nei 

 due barometri, e misurai l'altezza delle due colonne di mercurio con un ca- 

 tetometro di Perreaux. In tal modo evitavo gli errori, provenienti da diffe- 

 renze nella temperatura del mercurio o nella scala. Solo è da notare che 

 siccome il vetro della vaschetta del mio barometro era un po' irregolare la 



