— 153 — 



Fisica. — Modificazioni alla pompa di Sprengel ('). Nota di G. 

 Guglielmo, presentata dal Socio Blaserna. 



« La pompa a caduta di mercurio di Sprengel ha ricevuto vari perfe- 

 zionamenti che però l'hanno resa un apparecchio complicato e perciò costoso, 

 fragile e diffìcile a riparare una volta rotto, come può vedersi nelle pompe 

 costruite dal Giminghan e dall' Alvergniat. 



« I principali di questi perfezionamenti hanno per iscopo; 1° di privare 

 il mercurio dell'aria aderente e trascinata meccanicamente; 2° di impedire 

 al mercurio di effluire in totalità e lasciar rientrare l'aria nella pompa ; 

 3° di misurare la pressione minima del gaz residuo, ciò che si ottiene col- 

 l'aggiunta del provino di Mac-Leod. 



« Gli stessi risultati s'ottengono con notevole semplicità nella forma di 

 pompa che trovasi rappresentata dalla figura. 



« L'imbuto ha la forma di pallone A e termina 

 superiormente con un altro imbuto, che si può chiudere 

 con un tappo a. Un robinetto B serve per regolare o im- 

 pedire l'efflusso del mercurio; al disotto di esso, v'è la solita 

 camera della pompa di Sprengel ed il tubo d'efflusso lungo 

 circa 1,50 m., il quale può essere chiuso anch'esso mediante 

 un robinetto C. Finalmente il tubo di comunicazione col 

 recipiente dove si vuol fare il vuoto, è saldato alla parte 

 inferiore della camera, e ripiegato all'insù. 



[B u Vediamo ora come con questa pompa si ottengano 



i vantaggi suaccennati, e supponiamo che si sia già otte- 

 nuta una mediocre rarefazione. 



» 1° Essendo il pallone A e parte dell'imbuto pieni 



C di mercurio, e chiusi col tappo a, in seguito all'efflusso del 



mercurio, si formerà in A un buon vuoto, ed il mercurio 



residuo, e quello che si può far penetrare sollevando il 

 tappo, si priveranno in tale vuoto dell'aria aderente. 



« 2° Qualora anche tutto il mercurio effluisse dal pallone, l'aria esterna 

 non potrebbe penetrare nella pompa che è chiusa dal tappo a coperto da 

 uno strato di mercurio 



« 3° Finalmente per misurare la pressione minima del gaz residuo, si 

 chiude il robinetto C, e si lascia effluire lentamente il mercurio da B\ il 

 livello del mercurio sale, interrompe la comunicazione fra la camera ed il 

 recipiente ove s'è fatto il vuoto, e comprime progressivamente il gaz in essa 

 camera. Quando il volume di questo gaz è ridotto p. es. ad 1/100 del volume 



(') Lavoro eseguito nel Gabinetto di fisica dell'Università di Sassari, Giugno 1890'. 



