— 154 — 



che aveva quando cessò la comunicazione fra camera e recipiente, la sua 

 pressione sarà 100 volte maggiore, e sarà data prossimamente dalla differenza 

 di livello del mercurio nella camera e nel tubo adiacente. Sarebbe facile cal- 

 colare le correzioni minime per la compressione del gaz residuo, prima che 

 cessasse la comunicazione fra camera e recipiente, e per la successiva com- 

 pressione del gaz in questo. Osservo però che è più comodo ed esatto, segnare 

 una volta per tutte, e colla pompa ben verticale, le parti aliquote della ca- 

 pacità della camera e le altezze corrispondenti del mercurio nel tubo adia- 

 cente, quando nei due vani si esercita liberamente la pressione atmosferica; 

 e poi quando nella misura, il mercurio giunge ad uno dei segni nella camera, 

 osservare di quanto il mercurio sta al disotto del segno corrispondente nel- 

 l'altro ramo. In tal modo la misura riesce più facile e si può evitare la 

 correzione per la capillarità ; però, è bene che il tubo al disotto di B abbia 

 un diametro non troppo piccolo. 



« In quanto al robinetto C, lo si può collocare in un punto qualunque 

 del tubo d'efflusso. Dapprima lo collocai in fondo, temendo che perturbasse 

 l'efflusso del mercurio e l'aspirazione dell'aria, ma in seguito lo collocai 

 senza riscontrare inconvenienti alla sommità del tubo, ciò che è più comodo : 

 bisogna però che il diametro della luce del robinetto sia uguale o maggiore del 

 diametro interno del tubo sottostante. 



« Devo ancora notare che fintantoché la pressione del gaz da aspirare è an- 

 cora grande, bisogna che l'imbuto sia aperto, altrimenti essa impedisce l'efflusso 

 del mercurio; si rimane così esposti al 2° degli inconvenienti accennati. 



« Dapprima pensai di rimediare a ciò, disponendo nel pallone un tappo 

 convenientemente zavorrato e guidato (oppure adattare a tal' uopo il tappo a) 

 in modo che quando il livello del mercurio s'abbassava oltre un certo limite 

 veniva chiuso il fondo del pallone e impedito l'efflusso. Però in seguito sop- 

 pressi tale valvola ritenendola quasi affatto superflua. Infatti la rarefazione 

 necessaria perchè il mercurio possa effluire, anche se è chiuso l'imbuto, si 

 ottiene assai rapidamente, e nel caso d'un recipiente molto grande in cui 

 si dovesse fare il vuoto, converrebbe usare prima una macchina pneumatica 

 a stantuffi. 



* Una simile valvola sarebbe invece molto comoda ed utile qualora si 

 volesse sopprimere il pallone, rinunziando a privar d'aria il mercurio e con- 

 tentandosi di impedire che l'aria venisse trascinata meccanicamente mediante 

 un tubo sporgente un poco dal fondo dell'imbuto. 



« Credo inutile riferire dei dati sulla rapidità colla quale s'ottiene in 

 un dato recipiente una data rarefazione perchè nulla è cambiato essenzial- 

 mente nel modo con cui questa si ottiene. Come prova del buon andamento 

 della pompa dirò solo che ho potuto senza difficoltà ottenere rarefazioni tali 

 da impedire la scarica di una piccola macchina elettrica di Voss che dava 

 invece scintille di 1 era. nell'aria-'. 



