— 162 — 



ingrandimento di 380 volte mai ho potuto usarlo perchè le immagini erano 

 estremamente deformate anche con aria tranquilla. 



« La montatura parallattica è molto ben fatta e solida; ha però l'incon- 

 veniente che la morsa per frenare lo strumento in declinazione è applicata 

 al circolo stesso, la quale disposizione riesce molto imbarazzante. 



« Il movimento di orologeria che trasporta il cannocchiale è a sfrega- 

 mento e lascia molto a desiderare in quanto all'esattezza; per impedire gli 

 arresti si è costretti a dargli un andamento molto accelerato specialmente 

 quando il cannocchiale è all'ovest. In molti casi vicino al meridiano ho pre- 

 ferito di mantenere le stelle sotto i fili usando la bacchetta che si innesta 

 nella vite perpetua del circolo orario. 



« Lo strumento poggia sopra una robusta base quadrangolare a forma 

 di piramide tronca di marmo bianco, d'altronde molto incomoda per i riflessi 

 e le dimensioni troppo colossali: in compenso si ha il vantaggio di una grande 

 stabilità. La base si innesta in una travatura di massi di granito, situata 

 in un angolo di una delle quattro grandi torri medioevali che fiancheggiano 

 il palazzo Capitolino. 



■i In questo intervallo di tempo non ho mai avuto a lamentare sposta- 

 menti sensibili nell'asse polare; mentre l'asse del tubo del cannocchiale non 

 rimane perpendicolare all'asse di declinazione, e ciò deriva dai continui sforzi 

 fatti colla mano per mantenere le stelle sotto i fili. 



« Il micrometro dello stesso Merz, sebbene di piccole dimensioni, è 

 tuttavia un oggetto molto ben costruito, ma però mancante del mezzo di 

 rendere paralleli i fili ; si è rimediato a questo inconveniente con alcuni 

 artifizi. La graduazione è segnata sul lembo del circolo e le divisioni sono 

 di quindici in quindici primi e due noni permettono di leggere il minuto. 

 Nel campo sono tesi tre fili, uno fisso e degli altri due a questo perpendicolari, 

 uno è mosso dalla vite micrometrica e l'altro può spostarsi per mezzo di 

 un'altra vite, affine di misurare le distanze sopra diverse parti della vite 

 micrometrica. Su di una lastrina numerata soprapposta al telarino sono indi- 

 cate per mezzo di un indice, connesso colla vite micrometrica, il numero 

 delle rivoluzioni e sul bottone della vite diviso in cento parti si ha il cen- 

 tesimo di ogni rivoluzione. 



« Il passo della vite è stato determinato diverse volte con stelle equa- 

 toriali : per le osservazioni di comete si è usato 0",342 ; ma una nuova deter- 

 minazione fu fatta nel settembre 1888 durante dieci sere osservando à Aquila 

 ed a Aquario nelle vicinanze del meridiano, e si ebbe per una rivoluzione 

 della vite 34", 179, non corretta la rifrazione; col qual valore sono state 

 ridotte tutte le osservazioni presenti. 



« Gli errori della vite micrometrica furono esaminati applicando un me- 

 todo usato dal prof. Schiaparelli per studiare gli errori del suo micrometro, 



