— 229 — 



potenziale da misurare, cambiano col segno di queste ed anzi può accadere 

 che l'ago sia folle, ossia devii di 45° per differenze di potenziali piccolissime. 



« Per impedire la penetrazione delle cariche nel vetro, ed allo stesso 

 tempo aumentare la sensibilità, proposi inoltre di incollare i quadranti di 

 stagnola anche sulla faccia inferiore della lastra da specchio, e collocare al 

 disotto di essa un secondo ago uguale al primo, orientato nello stesso modo 

 e portato dallo stesso asse. 



« Viene ora naturale l'idea di aumentare ancora la sensibilità, usando 

 un ago multiplo cioè composto di parecchie lamine d'alluminio della forma 

 solita, fissate ad un asse comune, parallelamente, a distanza conveniente 

 (p. es. 5 mm.) e colla stessa orientazione, e collocando ogni lamina fra due 

 lastre coi quadranti di stagnola (o d'argento) orientate nello stesso modo. 



« Così, se con un ago semplice si ha p. es. una deviazione di 200 di- 

 visioni per 1 Volt, con un ago composto di 20 lamine si potrà avere una 

 sensibilità 40 volte maggiore, ossia tale da indicare una differenza di poten- 

 ziale di 1/80000 di Volt; e le forze elettromotrici dell'ordine di grandezza 

 di 1 Volt sarebbero misurabili direttamente senza far uso di una carica 

 estranea. 



« Facendo uso di quadranti costruiti nel modo indicato la costruzione di 

 questo elettrometro non è diffìcile, sono però da usare le seguenti avvertenze. 



« L'ago deve essere possibilmente leggero, altrimenti la necessità di usare 

 un filo di diametro maggiore, rende inutile l'aumento del numero delle lamine 

 che costituiscono l'ago. 



« L'uso di lastre intere sulle quali sono incollati i quattro quadranti 

 non è conveniente, perchè l'elettrometro una volta costruito non si potrebbe 

 più scomporre, come può essere necessario per riparazioni o ripulitura. È bene 

 quindi che ciascuna lastra sia divisa per metà secondo la linea di separazione 

 di due coppie di quadranti adiacenti, cioè parallelamente ad uno dei lati. 

 L'insieme dei quadranti è così composto di due pile di lastre rettangolari, cia- 

 scuna di queste lastre due quadranti adiacenti in stagnola, o inargentati; 

 queste lastre sono sovrapposte a distanza conveniente in modo che il vano fra 

 due lastre successive sia p. es. di 2 a 4 mm. Quanto più vicine sono le lastre 

 tanto maggiore è la sensibilità dell'elettrometro, ma tanto più facile è che 

 l'ago tocchi qualcuno dei quadranti. 



« Queste due pile di quadranti si possono collocare l'una accanto all'altro 

 su un piano con foro nel mezzo, in modo che ogni lamina dell'ago si trovi 

 nel vano fra due lastre in entrambe le pile, ed esse si possono allontanare 

 per togliere l'ago quando ciò occorra. 



« Finalmente per economia di spazio è inutile che i quadranti siano 

 contenuti come avviene ordinariamente dentro una grande vetrina. Essi pos- 

 sono essere contenuti dentro una scatola parallelepipeda d'ottone di dimen- 

 sioni poco maggiori di quelle delle due pile di quadranti messe assieme. 



Rendiconti. 1890, Vol. VI, 2° Sem. 31 



