— 77 — 



Fisica. — Intorno ad alcune modificazioni dell'areometro di 

 Fahrenheit, e ad una nuova forma di bilancia Nota di G. Gu- 

 glielmo, presentata dal Socio Blaserna. 



« Modificazione dell' areometro di Fahrenheit. — Questo areometro 

 quale viene descritto e costruito, è assai poco esatto e presenta molti in- 

 convenienti, cosicché viene raramente adoperato ed è ora sostituito dalle bi- 

 lance di Mohr, di Westphal, dall'areometro di Keimann, oppure dagli areo- 

 metri a peso costante ; i primi tre strumenti sono molto più esatti dell'areometro 

 di Fahrenheit, gli altri lo sono meno, ma offrono il vantaggio di richieder 

 brevissimo tempo per una determinazione. 



a Però le cause d'inesattezza e gli altri inconvenienti dell'areometro di 

 Fahrenheit si possono eliminare nei modi descritti in questa Nota, ed allora 

 esso per precisione e comodità non è inferiore alle bilance di Mohr, di Westphal 

 e di Reimanri, mentre per semplicità, facilità di costruzione e poco costo, 

 uguaglia o è di poco inferiore agli stessi areometri a peso costante. 



« Gl'inconvenienti dell'areometro di Fahrenheit sono, panni, questi che 

 seguono : 



a 1.° e 2.° Il tubo che congiunge bulbo e piattello e che porta il segno 

 per l'affioramento non può essere molto sottile, come sarebbe utile per aumen- 

 tare la sensibilità e diminuire gli errori causati dalia capillarità, perchè 

 l'areometro riuscirebbe troppo fragile ; così di solito si hanno entrambi gl'in- 

 convenienti, l'areometro è fragile e non è sufficientemente sensibile nè preciso. 



« 3° Immerso nei liquidi esso possiede poca stabilità, e se i pesi sono 

 mal collocati sul piattello, o se il liquido è molto denso, facilmente avviene 

 che l'areometro s'inclina, con pericolo che i pesi scivolino nell'acqua, o anche 

 si rovescia. 



« 4° Può avvenire, più o meno frequentemente, che i pesi piccoli sfug- 

 gendo dalle pinzette caschino nell'acqua, o peggio nel liquido, che può essere 

 corrosivo, e non è neppure raro il caso che per errore nell' apprezzare il 

 peso necessario per ottenere l'affioramento l'areometro sprofondi nel liquido, 

 e per lo meno si bagni il piattello (a ciò però si rimedia facilmente rego- 

 lando l'altezza del recipiente e del liquido). 



« 5° Occorre conoscere e aver presente, oppure determinare il peso del- 



(!) Di questa Nota, presentata all'Accademia nei primi di luglio 1894, fu ritardata 

 la pubblicazione per varie cause. Frattanto è giunta a mia conoscenza una brevissima 

 descrizione d'un areometro a peso del Lohnstein, che panni posa presentare qualche somi- 

 glianza con qualcuno degli areometri descritti in questa Nota. Non ho potuto ancora pro- 

 curarmi la descrizione completa dell'areometro del Lohnstein, quale è comparsa nel Z. tur 

 Istrumentenkunde del 1894, e non posso stabilire fino a che punto tale somiglianza esista. 



