FlG. 1. 



l'areometro e -quello occorrente per ottenere l'affioramento al segno stabilito, 

 nell'acqua; quindi spesso per ogni determinazione di densità occorre fare una 

 pesata, ottenere due affioramenti (nell'acqua e nell'altro liquido) ed eseguire 

 tre operazioni aritmetiche (due somme ed una divisione). 



« Questi inconvenienti sono tolti nelle forme di areometro delle figure 1 e 2. 

 « 1.° e 2.° Ho sostituito al tubo che congiunge bulbo e piattello, un filo 

 di platino a, di circa 0,3 mm. di diametro, lungo 1 o 2 cm., il quale a 

 un' estremità è fissato o saldato al piattello (in la- 

 mina sottile d'alluminio) e coli' altra estremità penetra 

 liberamente, con debole attrito ma senza troppo giuoco, 

 nel tubetto b che è chiuso in fondo e saldato alla 

 sommità del bulbo. Questo tubetto è lungo 2 a 10 mm. 

 ed ha il diametro di 2 a 3 mm. all'esterno e circa 

 0,3 mm. all'interno ; è bene inoltre che esso sia ester- 

 namente un po' conico, o che almeno l'estremità li- 

 bera sia arrotondata o appuntita, dimodoché non ri- 

 manga una superficie piana orizzontale; questa nel 

 liquido produrrebbe un largo menisco che impedirebbe 

 all'areometro d'obbedire all'azione dei piccoli pesi. 



« Così l'areometro non è più fragile di una boc- 

 cetta o d'un altro areometro; venendo esso immerso 

 fino al punto d'affioramento (a metà circa del filo di 

 platino) nell'acqua o in altro liquido sposta volumi sensibilmente uguali di 

 questi; siccome poi coli' aggiungere o togliere dal piattello 1 milligrammo, 

 l'areometro dovrà immergersi o emergere di un tratto non piccolo (teorica- 

 mente circa 1 cm.), ne segue che anche la spinta (ossia il peso del liquido 

 spostato) è determinata molto esattamente. 



« Essendo il filo di platino sottile, anche l'errore di capillarità è pic- 

 colo, inoltre esso potrebbe ancora essere ridotto, osservando per riflessione 

 sulla superficie del liquido la grandezza del menisco, e cercando di ridurla 

 al minimo valore coli' aggiungere sul piattello pesi minimi, insufficienti per 

 fare immergere sensibilmente l'areometro, ma che agiscono sulla superficie 

 liquida deprimendo il menisco. È comodo inoltre di far immergere l'areometro 

 fino ad un punto qualsiasi (coincidente o no col punto d'affioramento) del filo 

 di platino, e fare ai pesi del piattello la piccola correzione dovuta alla parte 

 di filo di platino sporgente o immersa, e che si calcola o si determina col- 

 l' esperienza. 



« 3.° Ordinariamente il bulbo degli areometri di Fahrenheit è cilindrico, 

 oblungo e porta saldato a una estremità la zavorra, all'altra il tubo e poi 

 il piattello. È invece utile, per aumentare la stabilità dell'areometro galleg- 

 giante, che il bulbo sia sferico o meglio cilindrico schiacciato, che alla sua 

 parte inferiore sia saldato un tubo piuttosto lungo il quale termina in basso 

 colla zavorra, e che il tubo o filo fra bulbo e piattello sia piuttosto corto. 



