— 79 — 



« Difatti se chiamiamo Q la spinta esercitata dal liquido sul bulbo 

 diminuita del peso di questo ed applicata al suo centro di figura, P il peso 

 della zavorra e del tubo diminuito della spinta esercitata su essi dal liquido 

 ed applicata all'incirca al centro della zavorra, F il peso collocato sul piat- 

 tello, e d e ci' le distanze dei punti d'applicazione di P e P' rispettivamente 

 da quello di Q, l'areometro sarà in equilibrio se P-f-P' = Q e se queste 

 tre forze agiscono secondo una stessa verticale; l'equilibrio poi sarà stabile, 

 indifferente o instabile a seconda che P ci sarà maggiore, uguale o minore di 

 V ci'. Si ha quindi molto vantaggio ad aumentare ci e diminuire ci'. 



« Peraltro è difficile che un areometro anche costruito nel modo suddetto 

 e che è abbastanza leggero per galleggiare in un liquido dei meno densi, 

 galleggi poi stabilmente quando viene fatto affiorare in un liquido p. es. di 

 densità 2, quando cioè il peso sul piattello e quasi doppio di quello dell'areo- 

 metro ed all'incirca quadruplo di quello della zavorra. 



« Perciò trovai più comodo di usare due areometri (o tre) uno pei li- 

 quidi meno densi dell'acqua, l'altro per quelli più densi. Oppure trovai anche 

 comodo, specialmente per la costruzione, di usare un solo areometro B , nel 

 quale il tubo al disotto del bulbo termina inferiormente con un uncino, al 

 quale appendevo direttamente, o mediante un filo di platino, diverse bolle 

 di vetro con mercurio, di peso diverso ma di volume uguale; una di esse 

 serviva per i liquidi meno densi dell'acqua, un altro per i liquidi di densità 

 1 a 1,5 ecc. 



* Inoltre usando la forma di areometro della figura 2, descritta in se- 

 guito, un solo areometro serve tanto pei liquidi meno densi che pei più densi. 



« 4.° Essendo il piattello separabile dal resto dell'areometro, si può 

 coprire il recipiente che contiene l'acqua, o il liquido di cui si vuol deter- 

 minare la densità, con un disco, p. es. di vetro, forato nel mezzo, pel cui 

 foro si fa poi passare il filo di platino che si fa entrare nel tubetto b. In questo 

 modo si eviterà che i pesi caschino nel liquido, o che l'areometro sprofondi 

 o che si rovesci. 



« Inoltre se il diametro del foro è minore della differenza fra il dia- 

 metro del recipiente e quello del bulbo, sarà impedito che questo venga a 

 contatto colle pareti del recipiente ; è vero bensì che il filo di platino andrà 

 invece ad appoggiarsi contro l'orlo del foro, però spostando un pochette il 

 disco si potrà avere l'areometro libero e fermo, ciò che difficilmente s'otter- 

 rebbe con piccoli urti che è difficile regolare. 



« 5.° Finalmente per evitare le operazioni aritmetiche si potrà prendere 

 per unità di peso, il peso d'un volume d'acqua a 4° uguale al volume del- 

 l'areometro fino al punto d'affioramento, o piuttosto regolare questo volume 

 in modo che esso alla temperatura media dell'ambiente sia p. es. di 10 cm. 3 

 Si potrà inoltre regolare il peso dell'areometro colla zavorra, in modo che 

 esso sia facile a rammentare, p. es. 6 per i liquidi meno densi dell'acqua, 

 10 per i liquidi più densi. 



