— 80 



« In tal modo il peso dell'areometro ed il peso occorrente per produrre 

 1 affioramento nell'acqua (3,999 gr. a 15°) si verifica facilmente, e se p è il 

 numero dei pesi collocato sul piattello per ottenere l'affioramento in un li- 

 quido, sarà Q,-f-6) : 10 (oppure p : 10), la densità del liquido cercato, che si 

 potrà ottenere con molta esattezza mediante un solo affioramento e un facile 

 calcolo mentale. 



* Un altra forma d'areometro a volume costante, altrettanto esatta quanto 

 le precedenti, ma di costruzione più facile e d'uso più comodo, è quella rap- 

 presentata nella figura 2 e derivante dall'areo- 

 metro di Tralles. 



« Una bolla di vetro A, sferica, chiusa, 

 porta saldato superiormente un tubetto b chiuso 

 in fondo, lungo 2 a 8 mm. e del diametro di 

 2 a 3 mm. all'esterno, e 0,3 mm. circa, inter- 

 namente. Un filo d'alluminio BCD, ripiegato 

 due volte ad angolo retto e dalla stessa parte, 

 tiene fissato all'estremità del braccio orizzontale 

 superiore un filo di platino cu lungo 1 a 2 cm, 

 e di circa 0,3 mm. di diametro, il quale s'adatta 

 nel tubetto b. Inoltre un leggero piattello da 

 bilancia in alluminio E, è sospeso al braccio 

 orizzontale inferiore, sulla verticale passante per 

 il filo di platino. Il recipiente che contiene 

 l'acqua o l'altro liquido di cui si vuol determinare la densità è collocato 

 su una mensoletta sporgente (o su un anello o disco d'un sostegno Bunsen), 

 larga all'incirca quanto il recipiente, fissata all'altra estremità, in modo che 

 il braccio inferiore del filo d'alluminio ed il piattello possano stare sotto 

 il recipiente. 



« È utile che il volume della bolla, fino al segno d'affioramento nel 

 filo di platino, sia alla temperatura media ambiente di 10 cm. 3 e che il peso 

 dell'intero areometro (bolla, filo di platino e d'alluminio e piattello) sia di 

 5 grammi; in tal caso immergendo la bolla nell'acqua a 15° occorrerà collo- 

 care nel piattello 4,999 gr. per farla immergere fino al punto d'affioramento, 

 e se per un altro liquido occorrerà collocare p grammi, la densità di questo 

 liquido sarà (p-j-5):10. 



« Così con ima sola operazione (tralasciando l'affioramento nell'acqua) e 

 con un facile calcolo mentale si ha la densità del liquido. 



« Sarà utile verificare ogni tanto il peso dell'areometro ed il suo vo- 

 lume fino al punto d'affioramento, che varierà sensibilmente nel primo tempo 

 dopo che è stata soffiata la bolla, per lo stesso fenomeno che produce lo spo- 

 stamento dello zero dei termometri. 



