— 81 — 



« Quest'areometro galleggia stabilmente, senza rovesciarsi, anche nei li- 

 quidi molto densi ; talvolta la bolla galleggia di traverso, ma vi si rimedia 

 raddrizzando il filo di platino che deve essere sufficientemente rigido. 



* La sensibilità e l'esattezza di questo areometro sono le stesse come 

 nell'areometro precedentemente descritto, ed è da notare che mentre nel de 

 terminare la densità d'un liquido col metodo della bilancia idrostatica, alle 

 cause d'errore inerenti al metodo idrostatico si aggiungono quelle provenienti 

 da possibili inesattezze della bilancia, con quest'areometro si hanno solo le 

 prime cause d'errore, ed in quanto alla facilità delle operazioni essa non è 

 diversa da quella d'una solita pesata, poiché i pesi si collocano sul piattello 

 in qualsiasi posizione, senza pericolo che l'areometro si rovesci o s'inclini. 



« Esso può essere costruito da chiunque è in grado di soffiare una bolla 

 all'estremità di un tubo di vetro e di tirare e chiudere esso tubo. Un po' 

 di pratica e di pazienza si richiede per ottenere che la bolla sia esattamente 

 di 10 cm. 3 ; è quasi impossibile di somare una bolla che sia esattamente di 



10 cm. 3 (a meno che non si usi uno stampo) e nel regolare il volume della 

 bolla essa facilmente si guasta. Il modo col quale procedo è il seguente : fondo 

 l'estremità d'un tubo di 8 a 10 mm. di diametro, lo chiudo e vi soffio una 

 bolla minore di 10 cm. 3 , di pareti non troppo sottili, e saldo all' estremità 

 della bolla il tubetto b preparato prima. Verso quindi nella bolla tanto mer- 

 curio finché il tutto pesi 10 grammi, la immergo nell'acqua coll'apertura in 

 alto, essa s'immerge finché il volume immerso è di 10 cm. 3 , segno il punto 

 d'affioramento, e tolta la bolla dall'acqua, colla fiamma da smaltatore assot- 

 tiglio il tubo nel punto segnato, e ripeto la prova dell'immersione nell'acqua, 

 quindi assottiglio ancora, e ripetendo queste operazioni posso determinare dove 

 devo separare la bolla dal tubo in modo che essa abbia il volume di 10 cm. 3 

 con un errore di pochi millimetri cubi. Tolgo il mercurio dalla bolla, poscia 

 chiudo; compongo l'areometro della figura 2 e dal peso necessario per ottenere 

 l'affioramento aumentato del peso dell'areometro deduco esattamente il vo- 

 lume ; è facile poi aggiungere o togliere i pochi millimetri cubi per ridurre 



11 volume esattamente uguale a 10 cm. 3 Se occorre aumentare di poco il vo- 

 lume della bolla, si prende un filo di vetro di tal lunghezza da avere il volume 

 mancante, lo si riduce in goccia e lo si aggiunge all'estremità inferiore e 

 conica della bolla, procurando di non farla gonfiare menomamente. 



« Quest'areometro può servire altresì per determinare la densità di so- 

 lidi, che si collocano prima sul piattello e poi s'immergono nell'acqua, appen- 

 dendoli al piattello o alla bolla. 



« Nuova forma di bilancia. — Gli areometri di Nicholson, di Fahrenheit, 

 di Reimann possono servire, come è noto, per determinare il peso dei corpi ; 

 però, eccetto l'ultimo che non differisce essenzialmente da una vera bilancia, 

 essi si prestano male a tale scopo. Una gran parte del peso occorrente per 

 vincere la spinta del liquido deve essere collocata come zavorra, per ottenere 



