— ICS — 



« Il Gray ('), ripetendo l'esperienze del Draper, ma osservando in una 

 camera oscura una striscia di platino larga 1 cm. lunga 10 cm., vista con roc- 

 chio a 30 cm., di distanza ; misurando la temperatura con metodo analogo a 

 quello del Draper, ma prendendo per punti di confronto la fusione di per- 

 line di varie sostanze fondenti sulla superficie del platino a temperature diverse 

 già note, ha trovato che la minima temperatura di visibilità èia stessa per 

 una superficie lucida o annerita, e che varia molto con lo stato di prepara- 

 zione dell'occhio, uno stesso occhio potendo in circostanze di massima sensi- 

 bilità vedere a 370 gradi luminosa la striscia di platino e in circostanze di 

 minima sensibilità a 470. 



« Ho creduto utile di ripetere queste esperienze con apparecchi di pre- 

 cisione e vedendo una superficie illuminante assai grande, per levare qualsiasi 

 dubbio intorno alla misura della temperatura a cui i vari corpi incominciano 

 a divenire nettamente luminosi. 



« Ho adoperato una stufa speciale a doppio tiraggio costituita da un 

 cilindro cavo di ferro dello spessore di cm. 0,5 di 16 cm., di diametro e 30 cm. 

 di altezza, munito di due coperchi per la parte superiore ; la stufa conteneva 

 nell'interno un cilindro massiccio di ghisa di 14 cm. di diametro e 20 cm. 

 di altezza, nella base superiore pel quale erano state praticate due buchette 

 cilindriche e simmetricamente poste, profonde 6 cm. e di cm. 3,2 di diametro. 

 Tale stufa veniva scaldata con una grande lampada Bunsen o con un fascio 

 di 6 becchi Bunsen simmetricamente disposti, interponendo un regolatore di 

 pressione. 



» In una delle buchette della stufa s'adattava un termometro ad aria, 

 a volume costante, pressione ridotta a circa V 3 d'atmosfera alla temperatura 

 dell'ambiente, acciocché ad alta temperatura il vetro non sopportasse forti 

 pressioni e fosse diminuita per comodità di lettura l'altezza della colonna di 

 mercurio. Lo spazio nocivo era minimo e trascurabile l'errore che da esso 

 derivava ; le letture si facevano ad occhio nudo sulla scala di lastra da spec- 

 chio millimetrata, che rifletteva la colonna di mercurio con errore non supe- 

 riore al mezzo millimetro. Mi servivo inoltre, dopo di averli confrontati col 

 termometro ad aria, di due termometri a mercurio, nei quali era utilizzata 

 la compressione dell'azoto chiuso nell'asta per ritardare l'ebullizione del 

 mercurio. 



« M'assicurai che dopo di avere scaldata adagio la stufa, leggendo subito 

 dopo spento il bruciatore Bunsen, il termometro ad aria ed un altro termo- 

 metro, collocati nelle due buchette e circondati di limatura di rame ben pi- 

 giata, le temperature delle buchette non differivano più di un grado e mezzo 

 nei limiti 200-460 centigradi. Ed avendo constatato che un termometro a bulbo 

 piccolo, tenuto in una delle buchette senza l'interposizione della limatura di 



0) The minimum temperature of visibility by S. P. Gray. Phil. Mag. June, 1894. 



