— 322 — 



due bolle in vetro, l'ima diafana, l'altra nera. Aggiungevo però che, attesa 

 la difficoltà di soffiare col vetro nero bolle sottili a tinta uniforme, ben 

 meglio si riesciva all'intento coli' argentare galvanicamente l'esterna superficie 

 di entrambe le bolle e poi platinizzare la superficie argentata di una di esse, 

 la superiore, per renderla nera. 



* Ma d'altra parte quest'ultimo procedimento, essendo di difficile ese- 

 cuzione ed insieme costoso, se può convenire per istrumenti di precisione, non 

 potrebbe trovare un' estesa applicazione per la meteorologia agraria. 



« 2. Ora però nello scorso inverno, da un abile gonfiavetro del Tecno- 

 masio di Milano potei avere un buon numero di lucimetri, la cui bolla nera, 

 benché soffiata con vetro nero, riuscì tanto uniforme nella tinta e nella gros- 

 sezza, da potersi ritenere comparabili, almeno con molta approssimazione, le 

 indicazioni dei singoli lucimetri preparati con uno stesso liquido. Le osser- 

 vazioni fatte, ancora in Varese e nel passato autunno, con questi stranienti 

 in confronto all'eliografo inglese, mi diedero risultanze così soddisfacenti, che 

 credo non inutile di pubblicarne alcune serie, in modo riassuntivo. 



« 3. Conviene però avvertire che per costrurre quest'ultimi lucimetri, dopo 

 d'avervi introdotta la conveniente quantità di liquido, si otteneva la rarefa- 

 zione della capacità restante mercè una buona pompa a mercurio, preparata 

 dal bravo meccanico Campbell, e che l'azione di questa veniva continuata per 

 lunghe ore, innanzi di chiudere l'estremità affilata del tubo, fondendola col 

 dardifiamma. In tal modo si otteneva il desiderato intento, che cioè la ten- 

 sione del vapore diffuso nell'interna capacità, qual' era letta sul manometro 

 della predetta pompa, corrispondesse appunto alla tensione massima del va- 

 pore stesso, correlativa alla temperatura del bagno, entro cui tenevasi immersa 

 la bolla estrema contenente il liquido. Questa cautela è indispensabile per 

 ottenere dei lucimetri comparabili tra loro, come si disse sopra. 



« 4. Conviene altresì, innanzi di chiudere l'istrumento, aver determinato 

 il volume del liquido rinchiuso, ed avere calibrato il cannello, ent:o cui si 

 raccoglie il liquido distillato. 



« Quanto al liquido lucimetrico, per le applicazioni alla meteorologia, trovai 

 deversi dare la preferenza all'acqua, distillata colla massima cura e col con- 

 corso del permanganato di potassio. Poiché l'alcole, avendo una caloricità a 

 pari volume più che tripla di quella dell'acqua, richiede o una lunghezza di 

 tubo soverchia, od un volume di liquido ragguardevole : oltreché, per quanto 

 l'alcole sia rettificato con tutta cura, presenta sempre un tal poco il di- 

 fetto delle distillazioni frazionate. Tuttavia questi lucimetri ad alcole, ap- 

 punto per la loro sensibilità ben maggiore di quella dei lucimetri ad acqua, 

 a parità di condizioni nel resto, possono giovare per le indagini pratiche di 

 lucimetria. 



« Un' altro vantaggio offertomi dai lucimetri ad acqua è quello della 



