— 823 — 



maggiore comparabilità . delle indicazioni dei vari strumenti similmente pre-r 

 parati e similmente esposti; laddove, per le cose dette poco sopra, i luci- 

 metri ad alcole si differenziano alcun po' , nel loro contegno, l'uno dall'altro. 

 Ne è da temere che i lucimetri ad acqua possano nella stagione più fredda 

 fratturarsi per agghiacciamento del liquido interno; poiché per la meteorologia 

 agraria non occorrono osservazioni dm-ante la stagione d'inverno : ed in questo 

 frattempo, ad ovviare ogni possibile rottura, basta raccogliere tutto il liquido 

 nella bolla nera e disporre il lucimetro per modo che questa sia mantenuta 

 in alto, inquantochè il volume del liquido rinchiuso in un lucimetro dev' es- 

 sere sempre, come dissi nell'altra Nota, un po' inferiore alla metà della capa- 

 cità della bolla stessa. 



« 5. Per mostrare poi la comparabilità dei lucimetri ad acqua, prepa- 

 rati al modo suindicato, basterà il notare che tre di questi lucimetri, le cui 

 dimensioni sono sensibilmente eguali nelle varie loro parti, diedero indicazioni 

 pressoché identiche, sia nel decorso di una giornata, osservandoli contempo- 

 raneamente a dati intervalli di tempo, sia rilevando il total volume del li- 

 quido distillato in un medesimo giorno. Infatti i rapporti di sensibilità di 

 questi tre lucimetri, dedotti dal volume di liquido in ciascun d' essi distillato 

 contemporaneamente, risultarono in ogni caso così espressi — 1,00: 0,93: 1,015. 

 Potrebbesi quindi indurne che le osservazioni fatte con questi tre istrumenti 

 sono, per rispetto alla lucimetria atmosferica, non meno comparabili tra loro 

 di quello che lo siano le indicazioni di tre termometri per rispetto alla tem- 

 peratura dell'aria. 



« 6. Ecco ora, nella seguente tabella A, i dati riassuntivi delle osser- 

 vazioni fatte col lucimetro e coli' eliografo nelle giornate completamente serene 

 o quasi serene : le osservazioni vennero cominciate verso la metà di luglio e 

 continuate sino a tutta la prima decade di ottobre, in un giardino di casa 

 Ponti in Varese. 



« Sonosi qui registrate in primo luogo (Lue.) l'altezza della colonna d'acqua, 

 espressa in millimetri, svaporata dalla bolla nera superiore e condensatasi poi 

 entro il tubo volumetrico inferiore, nella durata della esposizione del luci- 

 metro per ciascuna giornata. Nella seconda colonna numerica (Elio.) sono esposte 

 le ore ed i quarti d'ora in cui, nei singoli giorni, il vertice del cono luminoso 

 prodotto dalla sfera vitrea dell'eliografo ebbe tale virtù calorifica da produrre 

 una distinta traccia di combustione sulla sottoposta striscia di cartone. Nella 

 terza colonna viene indicata la nebulosità relativa del cielo, seguendo l'uso 

 dei meteorologisti, per cui lo zero indica sereno perfetto, ed il 10 indica 

 cielo completamente coperto da nubi. Nella quarta colonna numerica è indicata, 

 per ciascun giorno d'osservazione, la massima temperatura (T m ) rielevata mercè 

 uno squisito termometro Alvergniat, esposto a libero sole a due metri al di- 

 sopra di un prato, e contiguo all'albero portante tanto l'eliografo quanto il 

 Rendiconti. 1886, Vol. II, 2 n Sem. 43 



