— 346 



irmi. 0,247. In seguito, a questo cannello, rottosi dopo la 43 a esperienza, venne sur- 

 rogato un secondo, di cui le analoghe misure, pure accuratamente stabilite, erano 

 l 0 = 501,454 mm. , a = 1,0463 , p 0 = 1428,76 mgr. , r 0 = 0,258 mm. 



« Alle due estremità del cannello vennero impegnati, mediante tappi di 

 gomma, due tubi piegati ad angolo retto, di ben 10 mm. di diametro, nel- 

 l'uno dei quali era versata l'amalgama da studiare. Però questa, mentr'era 

 versata dalla boccetta, ov'era stata preparata, entro il tubo, attraversava un 

 breve cannello capillare, applicato con un tappo alla boccetta stessa, per 

 impedire con siffatta filtrazione che passasse nel tubo quel legger velo d'os- 

 sido, che poteva essersi formato. Nello stesso tempo poi il versamento restava 

 regolato in modo che, quando il liquido aveva vinto la resistenza capillare 

 ed incominciava ad attraversare il cannello, vi si muoveva sino alla fine 

 con moto abbastanza lento ed uniforme. Per cui non mi occorse che una 

 sola volta, in tutte le esperienze, di dover rifare il riempimento del can- 

 nello, chè sempre riuscì perfettamente tenuto da una colonnina continua e 

 speculare in ogni suo punto. Però il cannello per ogni esperienza veniva 

 dapprima lavato cinque volte con acqua regia, di fresco preparata, spin- 

 gendovene attraverso ben 25 ce. per ogni volta colla pressione di un'atmosfera, 

 e di poi ripetutamente con molt' acqua distillata. Veniva infine asciugato col 

 spingervi attraverso per ima buona mezz'ora, mentr'era leggermente riscal- 

 dato, una corrente d'aria, la quale prima di giungere al cannello, attraver- 

 sava ima serie di tubi d'essicamento. 



« 5. Nella determinazione della resistenza ho seguito il metodo del gal- 

 vanometro differenziale, usando dello squisito galvanometro Weber a rifles- 

 sione, che già mi servì assai bene in un'altra ricerca, ov'ebbi bisogno di 

 molta sensibilità (Nuovo Cimento, ser. 3 a , voi. XIV, XV. 1884). 



« La corrente era data da una pila Danieli di grande modello, prepa- 

 rata due giorni prima di essere usata e tenuta a circuito aperto. Dopo una 

 settimana, da che era impiegata, la pila veniva sostituita da un'altra, egual- 

 mente preparata. Così durante le esperienze il galvanometro deviò costante- 

 mente di circa 5 divisioni della scala per 1 mm. di filo del reocordo, in- 

 trodotto od escluso del circuito. 



« Nell'uno dei rami derivati del circuito era inserito il cannello di re- 

 sistenza da esaminare mediante due cilindretti di rame, di 3,5 mm. di dia- 

 metro, rivestiti di un inviluppo di paraffima verso le estremità, meno che 

 per breve tratto ai capi, i quali erano perfettamente amalgamati e destinati 

 a pescare, sempre nella stessa misura, da una banda nei tubi impegnati al- 

 l'estremità del cannello, dall'altra nei due bicchierini di mercurio, dei quali 

 mi servivo per introdurre od escludere il cannello dal circuito. Il cannello 

 poi, già preparato per l'esperienza, era riposto in una cassetta di latta, munita 

 di grata per lo scolo dell'acqua, e circondato, insieme coi tubi laterali, di ghiac- 

 cio fondente, nel quale, prima dell'esperienza, era lasciato non meno di un' ora. 



