— 235 — 



Adopero nervi sciatici di cane e di grossi conigli e pongo un elettrodo 

 sulla superficie longitudinale (equatore), e l'altro sulla superficie di sezione e 

 sempre sulla sezione prossimale, perchè più povera di connettivo. 



Occorrendo elettrodi impolarizzabili ho scelto gli elettrodi normali di 

 Oker-Blom; i pennelli sono tenuti sempre accuratamente puliti, immersi 



nella soluzione dell'elettrode normale ^NaCl ~j , e lavati ogni volta ab- 

 bondantemente con la soluzione stessa prima di essere usati, 

 b 



Fig. 2. 



Determinata la forza elettromotrice della catena: 



(I) 



N 



+ NaCl^ 



superi longit. 

 del nervo 

 (equatore) 



sezione 

 del nervo 



NaCl^- (fig. 1) 



passo alla determinazione della F. E. sviluppata dalla catena: 



(II) 



H 



superf. longit. 

 del nervo 

 (equatore) 



sezione 

 del nervo 



H 



in cui un elettrode ad idrogeno è a contatto con la superficie longitudinale 

 del nervo presso l'equatore e l'altro elettrode con la superficie di sezione 

 del nervo. 



Nell'intento di matenere costante la pressione dell'idrogeno a contatto 

 del nervo durante tutta l'esperienza, ho fatto costrurre un apparecchio che 

 verrò qui brevemente descrivendo (fig. 2). 



Esso consiste essenzialmente di un vaso di vetro che termina in alto 

 con una doccia circolare ripiena di mercurio, e che è munito di quattro 

 aperture che possono essere ermeticamente tappate con chiusure a smeriglio. 



