— 245 — 



L'apparecchio consiste essenzialmente in un vaso cilindrico di Dewar 

 nel quale è posto il liquido da studiare. Entro questo pesca una spirale me- 

 tallica che viene riscaldata mediante la corrente elettrica ; così si può comu- 

 nicare al liquido una certa quantità di calore. Facendo due esperienze con 

 due diverse quantità di liquido, si misura l'equivalente in acqua del calo- 

 rimetro e il calore specifico del liquido. 



Il vaso di Dewar, che serve da recipiente calorimetrico, è di forma cilin- 

 drica, a pareti speculari, del diametro di circa 6 cm. e dell'altezza di 20 cm. 

 Esso mediante un apposito sostegno è situato entro un altro vaso dello stesso 

 genere, di molto maggiori dimensioni, largo circa 12 cm. e profondo 90 cm. 



Iggn 



FlG. 1. 



La spirale che serve a riscaldare il liquido è avvolta su due diametri 

 differenti per utilizzare il maggiore spazio possibile (rìg. 1), ed è sorretta 

 da una canna di vetro che viene a costituire l'asse della spirale stessa. 



Lungo questa canna sono ad essa fermati, per mezzo di legature di seta, 

 i capi della spirale, che mediante due orecchiette a e b (fig. 2) vanno a pe- 

 scare in due pozzetti anulari scavati in uno scodellino di bosso c; il quale 

 è forato nel mezzo per dare passaggio all' asticella di vetro e ai fili che 

 formano l'estremità della spirale. 



I due pozzetti di mercurio fanno capo a due serrafili per i quali la 

 corrente può essere lanciata entro la spirale. 



La sommità dell'asse di vetro è raccomandata al pernio di un movi- 

 mento d'orologeria, cosicché tutta quanta la spirale può assumere un movi- 

 mento rotatorio mentre è percorsa dalla corrente, compiendo cosi il doppio 

 ufficio di tenere agitato il liquido e di elevarne la temperatura. 



Occorreva ancora che durante le esperienze il vaso di Dewar, che com- 

 pieva propriamente l'ufficio di calorimetro, fosse chiuso in modo perfetto, non 



