— 247 — 



nello scendere a temperature molto basse, a cambiare l' intensità della cor- 

 rente per avere una quantità di calore sensibilmente uguale a quella che si 

 aveva a temperatura ordinaria. 



Per calcolare la quantità di calore i 2 r sviluppata dalla corrente nella 

 spirale, la resistenza della spirale stessa veniva misurata direttamente mediante 

 il ponte di Wheastone alla temperatura alla quale si faceva l'esperienza, 

 e l' intensità della corrente era indicata da un opportuno milliamperometro. 

 Mi ha servito come tale un millivoltmetro Hartmann della portata di 

 300 millivolt e della resistenza di 10 Ohm, munito di shunt conveniente. 

 Quest'ultimo venne costruito con due pezzi, posti in quantità, di cm. 18,44 

 ciascuno, di un filo di nichelina avente la resistenza di 0,65077 Ohm per 

 metro: in tal modo 50 divisioni del millivoltmetro corrispondevano ad un 

 ampère. 



Per la misura delle temperature mi sono servito di due coppie termoelet- 

 triche rame- costantana, di cui l'ima dava la temperatura della sommità e 

 l'altra del fondo del liquido: e ciò per esser sicuro che la temperatura fosse 

 bene uniforme in tutto il vaso calorimetrico. . 



Dico subito che l'equilibrio della temperatura si raggiungeva in breve 

 tempo in modo perfetto, e si manteneva tale per tutta la durata delle espe- 

 rienze, in grazia al movimento piuttosto veloce che dall'apparato di orolo- 

 geria veniva comunicato alla spirale. 



Il galvanometro, sul quale mediante un commutatore a pozzetto di mer- 

 curio venivano chiuse le coppie, aveva una resistenza di circa 500 Ohm, assai 

 grande, perchè in confronto di essa fosse trascurabile quella presentata dal 

 filo costituente le coppie, il quale era soggetto a variazioni di cui era im- 

 possibile o difficilissimo tener conto. 



Una grave difficoltà nella condotta dell'esperienza, era quella di poter 

 ottenere, entro il recipiente calorimetrico, il liquido raffreddato alla tempe- 

 ratura di fusione. Dopo molti tentativi trovai che il metodo migliore era 

 quello di porre la sostanza già congelata entro l'apparecchio preventivamente 

 raffreddato coll'aria liquida. 



Per eseguire l'operazione, si fa dapprima congelare il liquido entro la pro- 

 vetta — che ho dovuto costruire di robusta lamina di ottone, perchè molti di 

 cotesti liquidi solidificano in cristalli minutissimi con aumento considerevole 

 di volume, per modo che scoppiano tutti i recipienti di vetro in cui sono 

 contenuti : — di poi si comincia col versare alcuni centimetri cubici di aria 

 liquida ben limpida (cioè assolutamente esente da ghiaccio e da anidride car- 

 bonica) entro il Dewar che serve da calorimetro, chiudendolo immediatamente 

 con un tappo di gomma, ed agitandolo in modo che si raffreddi più che sia 

 possibile nella sua parte superiore. Infine, gettata via repentinamente l'aria 

 liquida, si capovolge sul Dewar la provetta metallica in cui si trova preven- 

 tivamente congelata la sostanza. 



