299 — 



dell'aria racchiusa nel cilindro rimaneva costante. Dalla differenza di livello 

 del mercurio nelle due branche del manometro potevo dedurre la temperatura 

 dell'aria contenuta in C. 



Siccome era necessario mantenere costante la densità dell'aria conte- 

 nuta nel cilindro, dovetti realizzare una perfetta tenuta. Per ottenere ciò, il 

 tubo t\ portava una ghiera metallica, e la lamina di alluminio era stata 

 fortemente compressa con un ordinario premistoppe, fra due anelli di piombo. 



11 tubo U avvolgeva il tappo d'ebanite, avvitato al suo estremo inferiore, 

 per una lunghezza di circa 20 cm. in modo che fra esso e l'ebanite restasse 

 un anello cilindrico in cui versai del mercurio. 



Il tubo t 3 era connesso alla branca fissa del manometro con un tubo di 

 gomma a pressione. 



Il recipiente C, mediante un'asta ben rigida, era unito a un sostegno 

 mobile, in modo che, quando si voleva raffreddare, poteva essere abbassato 

 dentro un Dewar in cui versava l'aria liquida. 



Le misure erano fatte con due elettroscopi entrambi racchiusi in casse 

 di piombo per proteggerli da ogni azione esterna. 



Un'asticella orizzontale L , che si poteva avvitare a una sferetta fissata 

 all'estremo dell'asta A, poneva in comunicazione l'elettrodo D con uno degli 

 elettroscopi (che chiamerò elettroscopio I). 



Un tubo metallico, piegato a gomito, proteggeva la parte esterna del 

 tappo d'ebanite e dell'asta a e accompagnava l'asta l fin dentro la custodia 

 di piombo dell'elettroscopio (fig. 3). 



L'aria contenuta nel cilindro C era stata essiccata per evitare che, du- 

 rante il raffreddamento, si depositasse dell'acqua sull'ebanite interna. 



Così l'apparecchio trovavasi nelle migliori condizioni per un buon iso- 

 lamento, come m'accertai di fatto, poiché, caricato l'elettrodo D connesso al- 



Fig. 2. 



