— 306 — 



Secondo una verifica delle costanti dello strumento, fatta presso l'ufficio 

 eentrale metrico in Eoma, il volume a 0° C dello strumento sino alla divi- 

 sione superiore (0) è: cmc. 157,6228; quello medio di una divisione della 

 scala cmc. 0,012455; il coefficiente di dilatazione cubica : 23,251 X IO -6 . 

 L'areo metro è fornito di un piattello di alluminio che si infila sulla som- 

 mità dell'asta e di sei sovrappesi di ottone i cui pesi differiscono di circa 

 gr. 0,8 ciascuno dal successivo. 



Dalla gentilezza del prof. Ascoli, successore del Pisati nella cattedra 

 di fisica tecnica presso la scuola d'applicazione per gì' ingegneri di Eoma, 

 ebbi due modelli della parte in vetro, dell'areometro Pisati ad immersione 

 totale a densità variabile, costruiti dall'autore stesso, rimasti ancora aperti, 

 che chiusi e tarai convenientemente. Le loro dimensioni, indicandoli rispet- 

 tivamente con A., e A„ sono: 



A, A„ 



lunghezza diametro lunghezza diametro 



dell'asta cm. 1,7 cm. 0,3 cm. 2,3 cm. 0,4 



del corpo » 5,4 « 1,5 » 4,7 » 3,5 



della bolla » 1,5 » 1,5 » 2,2 « 3,5 



totale » 8,8 » 9,2 



Dai giornali di laboratorio potei apprendere le particolarità del metodo 

 di sperimentare usato dal Pisati stesso, delle quali la più importante sta 

 nella scelta dei pezzi che costituiscono la pesiera. Giungendo la sensibilità 

 dell' istrumento a mgr. 0,2, ma essendo molto difficile la costruzione esatta, 

 la conservazione ed il maneggio di pezzi di platino di così piccolo peso, egli 

 limita questo al minimo di 100 mgr. e fa gli ultimi pezzi della serie dif- 

 ferenziali a mgr. 0,2. Per la deteminazione della densità dell'acqua di mare 

 è suggerita sufficiente la seguente serie: 



mgr. 1000 

 500 — 200 — 200' 

 190 — 180 — 170 — 160 — 150 — 140 — 130 — 120 — 110 

 109 — 108 — 107 — 106 — 105 — 104 — 103 — 102 — 101 

 100,8 — 100,6 — 100,4 — 100,2 

 100 — 100' . 



In tal modo si può ottenere l'esatto aggiustamento dell'equilibrio con 

 i soli pesi e si può con essi formare qualunque combinazione e raggiungere 

 qualunque densità dell'acqua di mare, purché lo strumento sia zavorrato in 

 modo che, per raggiungere l'equilibrio alla minima densità da misurare, debba 

 essere caricato di almeno 300 mgr. 



Per la costruzione di questa pesiera mi servii di quattro lamine di 

 platino di diverso spessore, di ciascuna delle quali determinai il peso speci- 



