— 307 — 



fico col metodo della bilancia idrostatica. Ai singoli pezzi detti la forma di 

 rettangoli con foro centrale circolare. Nel ritagliarli cercai di accomodarli il 

 più possibile al loro valore nominale e, preparatili tutti, determinai di cia- 

 scuno il peso nel vuoto per confronto con i pezzi di una pesiera che prece- 

 dentemente avevo campionato (*) e ne calcolai il volume a 0° C. Gli errori 

 probabili nelle determinazioni dei veri pesi oscillano tra =fc mgr. 0,002 e 

 =±= mgr. 0,005; la somma totale. dei loro valori assoluti ascende a mgr. 0,097. 



Indicando con P il peso dell'areometro, con p quello dei sovrappesi ag- 

 giunti per ottenere l'equilibrio esatto di esso complelamente immerso nel 

 saggio da cimentare, con V 0 e » 0 i corrispondenti volumi a 0° C, con t la 

 temperatura di osservazione, con a e fi i coefficienti di dilatazione cubica 

 del vetro e del platino, la densità d t del saggio, alla temperatura t, sarà 

 data dall'espressione: 



(1) dt = 



V„ (! + «*)+ 



Quindi, oltre al peso e volume a 0° dei sovrappesi, al valore di /?, cbe 

 dalle tavole delle costanti fisiche è dato /? = 27 X IO -6 , è necessario cono- 

 scere esattamente anche il peso e il volume a 0° C. della parte in vetro del- 

 l'areometro e il suo coefficiente di dilatazione cubica. 



Determinati con la necessaria esattezza i pesi nel vuoto dei due areo- 

 metri, risultarono: 



A, = mgr. 13933,690 ztz 0,007 

 A„ = mgr. 30404,926 dr 0,008 



Per la determinazione di V 0 e di a eseguii una serie di misure con 

 acqua distillata a diverse temperature. Poiché i due areometri erano stati 

 tarati secondo le prescrizioni indicate dal Reggiani nella Nota citata, cioè 

 appena galleggianti nell'acqua distillata a 30° C, non potevano essere cari- 

 cati alla più alta temperatura di osservazione, circa 35° C, di 300 mgr., 

 onde non potei operare variando gradatamente la temperatura e aggiustando a 

 brevi intervalli, l'equilibrio dell'areometro mediante i sovrappesi, ma dovevo 

 stabilire un dato peso e variare gradatamente la temperatura sino a rag- 

 giungere l'equilibrio, quindi passare al peso disponibile successivo nella serie 

 e ottenere di nuovo l'equilibrio col cambiamento di temperatura, e così di 

 seguito. Per la grande capacità del bagno posto attorno al recipiente che 



(') Essendo necessario conoscere il valore assoluto dei singoli pezzi di questa pe- 

 siera, furono fatti campionare presso l' ufficio centrale metrico di Eoma quello da gr. 1 

 ed uno da gr. 0,5 di un' altra pesiera. Per la determinazione delle frazioni del grammo 

 potei stabilire così due sistemi di equazioni dai quali ricavai per il cavalierino, in fun- 

 zione del quale espressi i valori di tutti gli altri pezzi, i valori: mgr, 10,1076 e 

 mgr. 10,1079 che depongono bene in favore dell'esattezza delle misure. 



