— 308 — 



conteneva l'acqua distillata bollita in cui erano immersi gli areometri, le 

 variazioni di temperatura erano molto lente, sicché per una serie completa 

 da 5° C. a 25° C. occorrevano non meno di nove ore. Sperimentando in 

 questo modo con le necessarie precauzioni, potei avere la lettura della tem- 

 peratura di equilibrio intorno ai 30° C. ben esatta a meno di 0°,05 ; a tem- 

 perature più basse non potei raggiungere tale esattezza ma le variazioni pure 

 della densità dell'acqua sono più lente. Per la lettura delle temperature feci 

 uso di un termometro Alvergniat (n. 69725) diviso in decimi di grado, 

 campionato all'ufficio centrale metrico. Eseguii sei serie complete di osser- 

 vazioni, tre con temperatura crescente e tre con temperatura decrescente, fa- 

 cendo le letture sempre con i medesimi sovrappesi, per ciascuno dei quali presi 

 la media delle temperature osservate. Ponendo questi valori al posto di 

 P-j-_p e di t nell'equazione (1) e al posto di cl t in essa la densità del- 

 l'acqua distillita ricavata dalle tabelle delle costanti fìsiche, ebbi una serie 

 di equazioni della forma: 



V 0 (1 + ai) = v 6 (1 + fii) = ?, 



dalle quali ricavai i valori di Y t alla temperatura di osservazione, tanto per 

 l' uno che per l'altro areometro. Da questi mediante la 



V 0 + V 0 ai — V t = 0 



da venti equazioni di condizione per l'A n e da dieci per l'A„ col metodo 

 dei minini quadrati, calcolai i valori più probabili delle costanti V 0 ed a. 

 Essi sono: 



. ( Vo-mmc. 14058,736 ±0,967 

 P er Al j| a =0,00002886 (') 



. \ V 0 =mmc. 30661,893=t 0,804 

 pei A.„ j a = 0?00002 942. 



Nei confronti, per l' uso dell'areometro Challenger, il saggio da cimentare 

 era introdotto in uno dei cilindri, che ordinariamente sono forniti insieme 

 all' istrumento medesimo, di cm. 35 di altezza e di cm. 6,7 di diametro, di 

 vetro molto spesso. Per gli areometri Pisati il recipiente aveva cm. 12 di 

 altezza e cm. 8 di diametro ed era di vetro molto sottile. Per la misura 

 delle temperature ho impiegato sempre, oltre allAlvergniat, un altro termo- 

 metro, confrontato con il primo, posti col bulbo 1' uno in alto l'altro in basso 

 nel recipiente. Non ostante il lentissimo variare della temperatura del la- 

 boratorio, nel cilindro dell'areometro Challenger ho trovato sempre differenze 

 tra le indicazioni dei termometri da 0°,03 a 0°,2 mentre che nell'altro la 



(!) Vetri di così forte coefficiente di dilatazione non sono certo i più adatti per 

 questi usi : come è mostrato dal Krùmmel, è preferibile il borosilicato 59"'. 



