— 311 — 



Densità, ridotte a 0° C. determinate con gli areometri Pisati. 



I 1,028940 



Aj . . . ] 1,028958 



( 1,028957 



Media 1,028952 



I 1,028959 



A 2 1,028933 



I 1,028949 



Media 1,028947 



Densità, ridotta a 0° C. determinata con l'areometro Challenger. 



. , l 1,029231 



Letture eseguite lasciando immersi ì termo- ) non -, no 



metrL { 1,029197 



Media - 1,029207 



. , ( 1,029000 



Letture fatte estraendo ogni volta ì termometri ) ^ 029053 



prima di fare la lettura dell'areometro. ) j'q29q9o 



Media 1 029048 



Letture fatte con nettametro della superficie 

 del liquido: 



Dopo la l a serie con termometri immersi, la- 

 sciando questi immersi 1,028993 



Dopo la 2 a serie estratti i termometri . . . 1,028972 



... 1,028995 



Media 1,028988 



L'esame del saggio n. 5 non depone in favore degli areometri ad im- 

 mersione totale, come poteva attendersi, giacché gli errori, cioè le differenze 

 dei valori della densità ottenuti con questi strumenti e quello più atten- 

 dibile dato dal picnometro, ci si presentano sempre del medesimo segno e, 

 specialmente per l'h non piccoli. Non depone invece sfavorevolmente per 

 gli areometri Challenger giacché mostra una perfetta concordanza dei valori 

 della densità ottenuti nelle diverse condizioni sino alla quarta decimale 

 ed errori solo nella quinta il che dipende evidentemente dall'aver usato 

 sempre il medesimo metodo rispetto alla immersione e remozione dei termo- 

 metri. Riguardo ai valori avuti per mezzo del picnometro, il riscontrarli 

 sempre maggiori dopo l'esame con gli areometri dà indizio di una leggera 

 concentrazione del saggio durante le osservazioni in causa di evaporazione 

 non ostante la cura avuta di tenere sempre coperto il recipiente che lo con- 

 teneva quando non si facevano osservazioni. Questa medesima serie conferma 



