— 314 — 



durante e per queste lunghe operazioni possono avvenire cambiamenti di tem- 

 peratura tali che si sia obbligati a tornare nuovamente indietro a riprovare 

 pezzi prima rifiutati. L'altro metodo, oltre a richiedere anche esso non breve 

 tempo, porta agli errori, tanto lamentati, derivanti dalle variazioni di tem- 

 peratura del liquido. Ne segue che, per ottenere con un areometro ad im- 

 mersione totale risultati dei quali si possa fidarsi, occorre tranquillità e tempo 

 grandissimo, tempo per una sola determinazione molto maggiore di quello 

 che si richiede per fare con un discreto areometro ad immersione parziale 

 anche dieci buone misure dalle quali si possa ricavare un risultato che rag- 

 giunga l'esattezza richiesta. Nell'uso quindi corrente di bordo e delle sta- 

 zioni marine ordinarie di osservazione è da attendersi molto più facilmente 

 il raggiungimento sicuro delle condizioni per buone misure con areometri 

 ad immersione parziale che con areometri ad immersione totale. Nella pra- 

 tica sono quindi preferibili i primi ai secondi. 



È evidente senza altro che bisognerà in ogni modo mettersi nelle mi- 

 gliori possibili condizioni: riconosciute cioè quali sono le cause che produ- 

 cono errori col tipo di areometro scelto, si dovrà cercare di evitarle per 

 quanto si può. E poiché la causa principale di errore sta appunto nelle varia- 

 zioni dell'azione capillare attorno all'asta, si dovrà far sì che queste siano le 

 minime possibili. A tale scopo conviene fare di platino, come suggeriva 

 Nansen, l'asta dell'areometro. Se essa ricoperta di nero di platino, prima di 

 usare l' istrumento, viene bollita con acqua distillata e quindi riscaldata al 

 rosso, si può essere sicuri che è bene netta e bagnata perfettamente dal 

 liquido, onde mantenendo pure netta la superficie di questo, potrà ritenersi 

 eliminata la principale causa di errore, tanto più che essendo di platino 

 l'asta potrà farsene il diametro minore di 1 mm. Per le ragioni innanzi 

 esposte l'areometro dovrà seguitare ad essere ad immersione parziale e quindi 

 l'asta dovrà essere graduata, ma la sua lunghezza potrà ridursi a 5 cm. 

 usando per l'intero intervallo di variabilità della densità dell'acqua di mare, 

 senza che ne derivi alcuna difficoltà pratica, tre istrumenti, uno per le mi- 

 nori, uno per le medie ed uno per le maggiori densità. 



Date le dimensioni dell'asta si potrà anche notevolmente ridurre il vo- 

 lume del corpo dell'areometro senza che esso venga a perdere in sensibilità, 

 per il che saranno meno sensibili gli errori derivanti da possibili variazioni 

 di volume e di dilatazione dello strumento, oltreché ne risulterà l'altro van- 

 taggio di poter rendere minori le dimensioni del recipiente in cui si deve 

 sperimentare, onde saranno evitate in gran parte le differenze di tempara- 

 tura tra le diverse parti del saggio studiato oltre a poter fare più piccole 

 le bottiglie per attingere i saggi. 1 sovrappesi da collocare nel piattello 

 dell' istrumento, dovranno essere scelti abbastanza poco differenti l' uno dal- 

 l'altro in modo che con la sostituzione di uno al successivo si ottengano 

 posizioni di equilibrio sull'asta distanti circa 1 cm. Si potrà allora seguire 



