— 337 — 



per esempio ponendo a partito la separazione coi liquidi pesanti, la birefra- 

 genza, il segno ottico, ecc. 



In tal caso può essere sufficiente che l'indice di rifrazione sia conosciuto 

 a meno di cinque unità della terza cifra decimale e perfino a meno di una 

 unità della seconda decimale. 



A queste condizioni soddisfa il metodo detto dell' immersione ('). 

 Avendo una serie di liquidi dei quali si conosce già l'indice di rifrazione, 

 si tratta di provarli successivamente fino a trovarne uno che abbia lo stesso 

 indice del minerale che si esamina. Se gl'indici di due liquidi consecutivi 

 della serie differiscono di una unità della seconda decimale e l'indice del 

 minerale è maggiore di quello dell'uno e minore di quello dell'altro, si può, 

 mescolando convenientemente i due liquidi, ottenerne uno di indice inter- 

 medio e verificare se questo è uguale, oppure maggiore o minore di quello 

 del minerale, che in tal modo viene valutato a meno di cinque unità della 

 terza decimale. Per molti liquidi si conosce già l'indice di rifrazione nonché 

 la sua variazione colla temperatura e colle diverse luci, e quando trattasi 

 di composti stabili, chimicamente ben definiti, basta assicurarsi della loro 

 purezza. Per altri, come pure per le miscele, occorrerebbe una determinazione 

 oppure una verifica di tanto in tanto dell'indice, da farsi col prisma o col 

 refrattometro. Ma senza ricorrere ad apparecchi speciali si può determinare 

 per immersione l'indice coli' approssimazione indicata, servendosi di una serie 

 di minerali di indice noto o meglio ancora di una serie di vetri scelti fra 

 quelli per es. che sono fabbricati dalla casa Schott & Genossen di Jena 



La maggior parte dei liquidi comunemente adoperati sono composti orga- 

 nici, alcuni molto volatili, dotati di odore più o meno marcato, che può 

 anche riuscire molesto, i cui vapori, respirati a lungo mentre si guarda al 

 microscopio, devono esercitare un'azione fisiologica: di più intaccano il bal- 

 samo con cui sono fissate le preparazioni in lamina sottile. 



Ciò premesso, il problema che mi sono proposto è quello di determinare 

 l'indice di rifrazione dei liquidi con quella approssimazione che si è detto 



(') Per questo metodo sono state compilate apposite tabelle; vedasi Schroeder van der 

 Kolk J. L. C, Tabellen zur mikroskupischen Bestimmung der Miner alien nach ihrem 

 Brechungsindex, Zweite ungearb. u. verm. Aufl. v. E. H. M. Beekman, Wiesbaden 1906. 



( 2 ) Vedasi ancbe Michel Lévy A., Elude sur la détermination des feldspaths dans 

 les plaques minces au point de vue de la classification des roches, Paris 1894, pp. 62-63; 

 Souza-Brandao V., Ueber eine Skalavon Lichtbrechungs-Indicatoren,Centva,lbla.tt f. Min. 

 Geol. u. Pai. 1904, pp. 14-15. 



Michel Lévy fece uso di 16 minerali, tagliati parallelamente agli assi ottici e disposti 

 4 per 4 sopra un porta-oggetti, secondo l'ordine di rifrangenza. Souza-Brandao invece ado- 

 pera 35 piastrine di vetro messe in ordine su 7 porta-oggetti e tali che la differenza di 

 indice da una piastrina all'altra varia da 0,018 a 0,010: egli osserva il liquido in 

 goccie messe sul porta-oggetti, oppure mette il porta-oggetti in una bacinella di vetro 

 contenente il liquido. 



Rendiconti. 1907, Voi. XVI, 1° Sem. 44 



