— 341 — 



valori di m, si otterrà per ogni valore di A una serie di curve c' m i ; c' mn .. . 

 disposte una accanto all'altra. 



Nella fig. 2 sono riprodotte le curve che si ottengono per A = 30°, dando 



successivamente ad m i valori 1,90; 1,80; 1,70 e 1,30. Al valore 



1,90 corrisponde la prima curva contando dall'alto, a 1.30 l'ultima in basso. 

 La figura è costruita nella stessa scala della fig. 1 e vi è indicata la ver- 

 ticale 0 come riferimento per il confronto. 



Per i casi della pratica interessa, per esempio, che il tratto di scala o 

 scostamento per i valori di n— 1,40 e 1,80 sia il maggiore possibile. Dalla 

 ispezione di tutti i gruppi di curve deducesi che tale scostamento da 0 va 

 sempre crescendo mano mano che A si accosta al massimo valore compatibile 

 col valore dato ad m, cioè si accosta all'angolo limite. Invece per A costante 

 varia pochissimo col crescere di m. In conclusione è preferibile tenere m pic- 

 colo onde A possa essere scelto in prossimità del suo massimo valore pos- 

 sibile. Tutto ciò può anche rilevarsi colla costruzione di un diagramma por- 

 tando sull'asse delle x i valori dati all'angolo A e sull'asse delle y la proie- 

 zione orizzontale dei tratti di tutte le curve c compresi fra i raggi # 4 e b s , 

 Fra 35 e 40° le linee corrispondenti ad m= 1,40; 1,50 e 1,60 sono fra 

 loro molto vicine. 



La disposizione pratica è la seguente. Sopra un vetro porta-oggetti traccio 

 al diamante le due mezzerie e fisso sul loro incontro prima un piccolo prisma 

 di vetro collo spigolo rifrangente parallelo per quanto è possibile alla mezzeria 

 trasversale, e poi .un anello di vetro di quelli usati per fare le celle e le ca- 

 mere umide in modo da costituire una specie di recipiente cilindrico col prisma 

 in fondo In un'ora di lavoro, che chiunque può facilmente eseguire da sè, 

 compreso l'allestimento del prisma da un pezzo di lastra dallo spessore di 

 2 a 3 min., l'apparecchio è fatto (fig. 3). Resta ora a costruire la curva poiché 

 ogni apparecchio ha la propria. 



Si metta il porta-oggetti sul tavolino del microscopio, che deve essere 

 provvisto di squadretta d'appoggio, che ne stabilisce la posizione. Si giri il 

 tamburo graduato del traslatore, si metta a foco la riga trasversale e si faccia 

 collimare questa e quella longitudinale colla crociera dell'oculare e si prenda 

 nota della posizione del tamburo. Con una pipetta a tubo di gomma si 

 riempia di liquido, per es. acqua, la cella: per evitare il menisco si ponga 

 un sottile vetrino copri-oggetti lasciando un segmento scoperto per l'eventuale 

 uscita dell'eccedenza di liquido, o delle bolle d'aria o per introdurvi la punta 

 della pipetta onde aggiungervi altro liquido se quello immessovi non fosse stato 

 sufficiente. 



(') E consigliabile di tracciare più d'una riga trasversale per poi servirsi di quella 

 che riuscirà meglio visibile, oppure per servirsi di due, onde moltiplicare le letture. 

 Accanto a queste righe incollo una strisciolina di stagnola che serve d'indicatore facil- 

 mente ritrovabile quando si mettono a foco le righe, 



