— 342 — 



Ora è realizzata la disposizione studiata teoricamente poiché la faccia 

 inclinata del prisma di vetro ed il vetrino copri-oggetti delimitano un prisma 

 di liquido, il cui angolo rifrangente è uguale a quello del prisma di vetro, 

 se la costruzione è riuscita bene. Se vi è invece una piccola differenza non 

 occorre preoccuparsene perchè questa ed altre imperfezioni influiranno sul- 

 l'andamento della curva ma non sui risultati finali. Si rimetta a foco e si 

 vedrà che la riga trasversale si è notevolmente spostata, quindi bisogna 

 girare il tamburo di un certo numero di divisioni per riportarla a collimare 

 col filo della crociera. Si tolga l'acqua, si soffi con una pera di gomma per 

 asciugare più presto, e si ripeta la stessa operazione per quanti liquidi si 

 vogliano purché d'indice conosciuto e si notino gli spostamenti della riga 



Fig. 3. 1 ' * 



trasversale. Sopra un foglio di carta millimetrata si notino, per es. sull'asse 

 delle y , gli indici di rifrazione di questi liquidi facendo per es. che 1 min. 

 corrisponda ad una unità della terza decimale dell'indice. Sull'asse delle x 

 si riportino i valori degli spostamenti e si tracci la curva. Ora è chiaro che 

 per un liquido qualunque messo nella cella si leggerà al tamburo di quanto 

 devesi girare per ricondurre la riga trasversale al filo della crociera: si 

 porta questo valore sull'asse delle x, si risale fino all'incontro della curva 

 e di qui si corre fino all'asse delle y ove si legge l'indice che si voleva 

 determinare. Si intende che per conseguire maggiore precisione si ripetono 

 le letture e se occorre si mette davanti allo specchio un vetro colorato. Si 

 possono anche tracciare più curve per diverse temperature dell'ambiente. 



Chi possiede microscopio senza tavolino traslatore potrà servirsi ancora 

 di questo metodo adoperando un oculare con micrometro: leggerà gli spo- 

 stamenti della riga trasversale sul micrometro stesso. La .precisione è però 

 minore di quella che può ottenersi col tamburo graduato a 10 fi del traslatore. 



La figura 3 rappresenta, in grandezza un po' minore del vero, la se- 

 zione verticale e la vista dall'alto della disposizione descritta con portaog- 



