— 513 — 



in modo che i tratti paralleli uguali alle corde stesse, riscaldandosi, non 

 si toccassero. La corrente era poi condotta agli estremi di questo filo di 

 costantana, per mezzo di due grossi fili di rame di inni, 1,2, ben isolati 

 e saldati a quegli estremi stessi. 



Per la misura della potenza della corrente riscaldante e quindi della 

 quantità di calore da essa sviluppato in un secondo determinavo l' intensità 

 I per mezzo di un galvanometro in derivazione sopra una piccola resistenza 

 e graduato con un voltametro inserito nel circuito principale: e determinavo 

 pure la differenza di potenziale, E, agli estremi del filo riscaldante, congiun- 

 gendo questi estremi con una bussola di Wiedemann, in cui era inserita una 

 resistenza di 100,000 Ohm., che quindi dava deviazioni proporzionali alla 

 differenza di potenziale medesima. Per questa misura della potenza mi son 

 valso, specialmente quando il filo riscaldante era di costantana, anche del- 

 l'altra forinola P R, avendo misurato esattamente la resistenza, R, del filo 

 riscaldante stesso. 



La caduta di temperatura veniva misurata determinando le tempe- 

 rature delle sezioni M ed N distanti di 38,52 mm. per mezzo ancora di 

 coppie termo-elettriche perfettamente uguali fra loro, fatte con due fili uno 

 di costantana e uno di rame di 0,2 mm. di diametro, e congiunte col solito 

 galvanometro di Thomson. Una giuntura di ognuna di queste veniva saldata 

 più o meno profondamente entro fori di circa 0,5 mm. di diametro pra- 

 ticati con cura nel cilindro corrispondentemente alle sezioni M ed N mede- 

 sime. Due altre coppie di confronto, uguali a queste restavano sempre mon- 

 tate a parte, si graduavano via via nelle varie condizioni di temperatura 

 relative alle diverse esperienze e si paragonavano con le prime. 



Per completare la descrizione del semplice apparecchio, aggiungerò che 

 i varii fili conduttori così necessari, molto bene isolati, venivano portati nella 

 parte superiore AA attraverso la lana strettamente avvolta sui cilindri PP' 

 e DD, e il tutto veniva introdotto con moderato sforzo in un ottimo re- 

 cipiente cilindrico BB uso Dewar del diametro di 50 mm. e lungo 20 cm.. 

 L' intercapedine EE veniva poi ancora più strettamente riempita di lana, e 

 poi chiusa con mastice in AA. 



7. Operando con un apparecchio così fatto sono due le cause d'errore a 

 cui possiamo andare incontro : 1° Noi misuriamo il calore sviluppato nel filo 

 riscaldante CC e ammettiamo che tutto quanto venga condotto solamente at- 

 traverso il cilindro fino al bagno superiore in DD: trascurando così la quan- 

 tità di calore che può venir condotta pure nello stesso senso dalla lana del- 

 l' intercapedine EE, dalla parete di vetro e dal sottile strato di argento di 

 questa parete stessa. Questo errore ci farebbe dunque mettere in calcolo una 

 quantità di calore passante per il cilindro PP\ più grande di quella che vi 

 passerebbe realmente. 2° L'altra causa d'errore dipende dall' imperfetto iso- 



