— 759 — 



dell'argento, dell'antimonio, dello stagno e del rame a — 100° circa, e quasi 

 contemporaneamente il Wroblewscki (') misurò quella del rame elettrolitico 

 alla temperatura dell'azoto e dell'ossigeno liquidi. 



Finalmente Dewar e Fleming ( 2 ) hanno eseguito una serie di investiga- 

 zioni su un certo numero di metalli puri, leghe e corpi non metallici a sei 

 o sette temperature comprese nell'intervallo fra -(- 100° e — 197°. Essi otten- 

 nero queste basse temperature evaporando ossigeno liquido sotto pressioni 

 ridotte di venticinque o trenta millimetri di mercurio. 



§ 4. I resultati però dei vari sperimentatori, sia per condizioni diverse 

 d'esperienze, sia perchè i loro vari studi sono stati fatti su campioni diffe- 

 renti, sono talora molto discordi, per modo che le curve rappresentanti 

 le resistenze elettriche specifiche dei metalli, tracciate ad alte ed a basse 

 temperature rispettivamente da sperimentatori diversi, non possono raccordarsi 

 fra loro. 



Manca quindi uno studio completo del fenomeno, perchè da nessuno spe- 

 rimentatore sono state eseguite delle ricerche che si spingano da temperature 

 molto basse a temperature molto alte, facendo determinazioni ad intervalli 

 abbastanza brevi da poter seguire la variazione vera della resistenza. 



Lo studio appunto della variazione della resistenza elettrica specifica di 

 alcuni metalli puri e di alcune leghe col variare continuo della temperatura, 

 è scopo del presente lavoro. 



Descrizione generale del metodo. 



§ 5. Per misurare la resistenza elettrica dei metalli puri e delle leghe 

 da me cimentati, mi sono servito di un eccellente ponte di Wheatstone, col 

 quale potevo raggiungere direttamente, e con molta precisione il millesimo 

 di ohm, e di un galvanometro Magnus di grandissima sensibilità. 



I campioni presi in istudio, tirati in fili del diametro di 1 / 2 mm. circa, 

 e della lunghezza press' a poco di 8 m , venivano avvolti sopra un opportuno 

 sostegno isolante, che portava anche l'apparecchio destinato a produrre il 

 riscaldamento. 



La figura n. 1 mostra schematicamente com'è costituito questo sostegno. 



AA' è una canna di vetro del diametro di 5 mm , svasata inferiormente 

 in modo da sorreggere il dischetto metallico D su cui è poggiato un altro 

 dischetto D' di grosso cartone di amianto di un diametro alquanto maggiore 

 del primo. 



I 1 ) C. E. 1885. 

 ( 2 ) Loc. cit. 



