Il tutto poi veniva immerso in un secondo vaso di Dewar D 2 D 2 , di 

 vetro ordinario, esso pure a forma cilindrica e pareti argentate, profondo 

 35 cm. e di 10 cm. di diametro. La bocca di questo secondo Dewar veniva 

 chiusa da un apposito coperchio EE di vetro a doppia parete e portante su- 

 periormente, come mostra la fìg. 2, un' apertura attraverso la quale potevo far 

 passare tutti i fili che mi occorrevano per il mio dispositivo. In questo modo 

 ho raggiunto perfettamente il mio scopo che era quello di mantenere per un 

 tempo sufficientemente lungo tutta quanta la massa del filo bene isolata 

 elettricamente e ad una stessa temperatura. 



Infatti con un po' di pratica sono giunto a regolare l' intensità della 

 corrente, che doveva circolare nel filo dell'apparecchio riscaldatore, in modo 

 da avere una variazione di temperatura lentissima non solo, ma anche una 

 distribuzione uniforme per tutto il recipiente di Dewar. Dalla tavola infatti 

 che si trova riportata nel seguito del presente lavoro, possiamo facilmente ve- 

 dere come ciò appunto sia stato molto bene ottenuto. 



Infatti finché la differenza fra temperatura ambiente e quella dell' in- 

 terno del recipiente non superava gli SO 0 o 90° non si apprezzava differenza 

 alcuna fra la parte superiore e quella inferiore del Dewar stesso. Nel caso 

 più sfavorevole poi, e cioè quando fra l'interno e l'ambiente avevo il mas- 

 simo dislivello termico, la differenza fra la parte più alta e quella più bassa 

 del recipiente non superava mai 1°. 



Le due coppie termo-elettriche erano formate con fili di rame e con- 

 stantana del diamettro di due decimi di millimetro, ed erano chiuse in cir- 

 cuito con un galvanometro di Thomson nel quale producevano una deviazione 

 di una divisione della scala per ogni quinto di grado. Come temperatura del 

 filo in istudio ad un determinato istante ho assunto la media 'delle tempe- 

 rature lette ai suoi estremi. 



Ho inoltre curato e verificato anche direttamente coli' esperienza, che fra 

 il campione in istudio ed i due reofori che servivano a congiungerlo coi 

 morsetti del Ponte, non si producessero delle correnti termo-elettriche che 

 avrebbero disturbato le mie determinazioni. 



La lunghezza dei -campioni presi in esame l'ho determinata quando i fili 

 stessi erano tesi sotto uno sforzo costante di 1 Kg. Il diametro l'ho deter- 

 minato direttamente per mezzo di una vite di Palmer facendo delle misure 

 in moltissimi tratti, per accertarmi anche che i fili stessi fossero ben uni- 

 formi per tutta la loro lunghezza, e l'ho poi ritrovato anche in funzione del 

 peso specifico e della lunghezza. 



La fig. n. 3 dà una rappresentazione schematica della disposizione com- 

 pleta per le misure. G è il galvanometro a cui facevano capo le due coppie 

 termo-elettriche che avevano una delle due saldature rispettivamente in una 

 provetta di mercurio immersa in un bagno B di ghiaccio fondente; T è un 

 permutatore che mi permetteva di chiudere sul galvanometro G la prima o 



