— 764 — 



Dovendo togliere dalla resistenza letta sul Ponte quella dei conduttori 

 che stabiliscono le comunicazioni fra questo ed il filo in istudio, ho calco- 

 lato, lettura per lettura, la resistenza di questi reofori tenendo conto che 

 una parte di essi si trovava alla temperatura ambiente, ed una parte molto 

 approssimatamente alla temperatura che era a quell'istante entro il reci- 

 piente di Dewar. 



Nella 4 a colonna della tavola seguente sono riportati i valori in unità elet- 



trornagn etiche assolute della formula Ry-10 9 alle varie temperature del 



campione d'argento, senza aver tenuto conto della variazione delle dimensioni 

 del filo. Nella 5 a colonna della stessa tavola sono riportati invece i valori 

 delle resistenze specifiche vere, ottenute calcolando per ogni temperatura le 

 dimensioni corrispondenti del filo stesso. 



Per fare queste riduzioni mi sono valso di coefficienti di dilatazione 

 determinati da H. D. Ayres ( l ) per le basse temperature (-J- 40 — 187) e dì 

 quelli di Fizeau e di Le Chatelier ( 2 ) per le alte. 



D'altra parte indicando con l 0 e s 0 , la lunghezza e la sezione del filo 

 misurato a 0°, con R la resistenza in ohm, con a il coefficiente di dilazione 

 lineare del metallo di cui è costituito il filo stesso, la resistenza elettrica 

 specifica tf £ ad una determinata temperatura è 



U 



oppure 



a t = 10 9 Ry-(l +at) 



a seconda che si trascurano o no le variazioni delle dimensioni del filo. 



Quindi per ottenere i valori della 5 a colonna della seguente tavola, che rap- 

 presentano la resistenza specifica alle varie temperature, basta moltiplicare 

 i valori corrispondenti della 4 a colonna per il binomio di dilatazione. 



Il filo d'argento aveva la lunghezza di era. 580,1 ed il diametro di 

 cm. 0,46. 



(') Physical Review ; 1905, pag. 38. 

 (") Tabelle del Landolt. 



