﻿— 182 — 



dalla cassetta D che è pure di mogano con guarniture metalliche, ed ha su 

 ciascuna faccia laterale un' apertura circolare provveduta di sportello : per tale 

 apertura passa comodamente la mano. La parete posteriore, interna, della D ha 

 pure un' apertura circolare col centro sull' asse ottico, la quale viene chiusa 

 ed aperta da una piastra che si solleva a guisa di ribalta, agendo dall' esterno 

 per mezzo di un filo che nella figura è discernibile anche pel contro-peso 

 che gli è attaccato : tale è l' otturatore che si tiene aperto durante la messa 

 al punto e durante l' esposizione della lastra all' azione dei raggi luminosi. 



L' adozione di questa parte speciale dell' apparato distinta con D è uti- 

 lissima, anzitutto per poter applicare prestamente al tubo del microscopio 

 gli oculari di proiezione e regolarli, introducendola mano per lo sportello e 

 senza rimuovere altro ; ed è utilissima anche per quest' altra ragione. 



Quando si lavora colla luce solare, e specialmente per piccoli ingran- 

 dimenti, l'uniformità dell'illuminazione del campo si perde presto, in un 

 tempo più breve di quello che corre tra la messa al punto e l'adattamento 

 del telaio che racchiude la lastra sensibile, anche affannandosi a far solleci- 

 tamente ; ed allora la prova fotografica riesce male. Ma siccome nel nostro 

 caso, dopo eseguita la messa al punto ed abbassata la piastra che sta entro 

 la cassetta D, V immagine si proietta con sufficente chiarezza anche sulla 

 superfice anteriore di quella, così operando con tutta calma, si adatta al fondo 

 dell'apparato il telaio della lastra sensibile e se ne alzala saracinesca; poi, 

 guardando attraverso 1' apertura di D contro la nota piastra, si gira lo specchio 

 del porta-luce sino a ristabilire l' uniformità dell' illuminazione del campo, 

 si chiude lo sportello di D e si solleva 1' otturatore pel tempo necessario 

 alla posa. 



Una cura speciale si è avuta anche nella costruzione del pezzo cilin- 

 drico c che serve di raccordo tra il tubo del microscopio e la D: esso è 

 fatto in modo che anche i grandi spostamenti del tubo che si operano sul 

 principio della messa al punto avvengano senza resistenza, e che malgrado 

 ciò nessuna luce estranea possa insinuarsi e colpire la lastra sensibile. Detto 

 pezzo è anche divisibile in tre parti, in guisa che si può disimpegnare pron- 

 tamente lo stativo per servirsene a parte. 



Altre particolarità. — Nella prima vignetta sono indicate due fenditure, 

 una nel piano di congiunzione dei due soffietti troncopiramidale e prismatico, 

 l'altra nel piano di congiunzione dell'ultimo colla cassetta C. Tali fenditure 

 sono destinate all' introduzione di diaframmi di varia apertura a seconda degli 

 ingrandimenti, precauzione questa importante per opporsi all' effetto nocivo 

 della luce diffusa sulle pareti interne della camera fotografica malgrado 

 1' annerimento di queste ; precauzione tanto importante, che i costruttori di 

 stativi speciali per la micro fotografia fanno ora i tubi assai larghi, sempre 

 per opporsi alla luce che le pareti interne possono diffondere, e così si è 

 tornati verso i microscopi antichi. 



