﻿396 — 



Le esperienze, che riferirò in seguito, dimostrano che la l a causa d'errore 

 è corretta facilmente e esattamente, e la 2 a è eliminata facendo uso del tubo 

 ad U rappresentato nella figura, il quale è facile a costruire, facile ad usare, 

 richiede poco tempo e si presta altresì ad esperienze di dimostrazione. La 

 costanza di temperatura poi è pienamente assicurata mediante una stufa a 

 vapore simile a quella che serve per la determinazione del punto 100 dei 

 termometri ; è necessario però che i tubi siano trasparenti, e quindi di vetro 

 o mica, ciò che è utilissimo in moltissimi casi. 



p 2. Il tubo ad U è di vetro; un ramo A è aperto. 



1 cilindrico, lungo 20 o 30 cm., largo 10 o 15 mm.; l'altro 



ramo è composto d' un tubo B, lungo 10 o 15 cm., largo 

 10 o 15 mm., di una bolla C, cilindrica o sferica di 2 

 o 3 cm. di diametro, e di un tubo capillare D a pareti 

 spesse, lungo 10 o 15 cm., largo circa 0,4 mm., il quale 

 termina in alto con un imbutino E. 



Il tubo A è chiuso da un buon tappo forato, munito 

 di un tubetto di vetro, per il quale si può produrre nel 

 tubo ad U una leggera rarefazione o compressione, me- 

 diante una piccola pompa, o colla bocca. 



Il tubo capillare E può esser chiuso, alla sommità, 

 da un filo metallico F che vi penetri un po' a forza, 

 oppure da un filo metallico più grosso ma reso leggermente conico ad una 

 estremità mediante carta smerigliata fina. Un ago sottile, saldato ad un ma- 

 nico, e reso inossidabile coli' immersione nell' acido nitrico può servire ottima- 

 mente. Tale chiusura sarebbe molto imperfetta se tubo e filo fossero asciutti ; 

 se però nell' imbutino si trova un po' di liquido essa è più che sufficiente, 

 sia perchè il liquido non filtra che molto lentamente nello stretto inter- 

 vallo fra filo e tubo, sia per capillarità quando il livello fosse disceso fino ad 

 esso intervallo. La chiusura potrebbe essere resa anche migliore o versando 

 nell' imbutino un po' di mercurio, o scegliendo un filo che s' adatti bene nel 

 tubo capillare, o adattando il filo al tubo con un po' di smeriglio fino. 



Mediante questo tubo capillare e il suo tappo, si può misurare il vo- 

 lume dell' aria contenuta nel vapore ed escluderla per ricominciare una nuova 

 determinazione 



La stufa per la determinazione del punto 100 dei termometri è ben nota; 

 in quella occorrente per lo scopo attuale la caldaia è d' ottone, e così pure 

 sono d' ottone, ma solo per 2 o 3 centimetri, i larghi tubi sovrastanti per 

 cui passa il vapore e nei quali sono fissati con gesso due tubi di vetro di 

 diametro poco minore (p. es. un tubo da lampada a gaz di 5 cm. di diametro, 



(') Lchraann, (Wied. Annalen), espelleva l'aria senza misurarne il volume; Tam- 

 mann, id. id., ne misurava il volume senza espellerla. 



