﻿— 398 — 



vivamente rimescolato in modo da rendere completa l' omogeneità della so- 

 luzione, e facilitare l' equilibrio di temperatura col vapore della stufa. 



Si legge quindi la posizione dei due livelli sulla scala millimetrica, e si 

 ripete l' agitazione e la lettura a intervalli di uno o due minuti. Se la diffe- 

 renza di livello rimane immutata, o decresce molto lentamente, per effetto del- 

 l' aria che si va svolgendo, si esercita pel tubo a una leggera compressione 

 in modo da liquefare la massima parte della bolla di vapore, e poscia si sol- 

 leva un poco il filo P in modo che la bolla residua venga spinta lentamente 

 nella parte del tubo capillare che è fuori della stufa; ivi la temperatura è 

 poco diversa da quella dell' ambiente, ed il vapore si liquefa quasi totalmente. 



Si osserva la lunghezza della bolla d' aria, si legge la nuova posizione 

 del livello nel tubo A, si scaccia in tutto o in parte la bolla d' aria, si pro- 

 duce una nuova bolla di vapore aspirando in <z, e dopo due o tre minuti si 

 può ripetere la misura della differenza di livello, quella del volume della bolla 

 d'aria residua ecc. Si può così in breve tempo eseguire su bolle di vapore 

 sempre nuove, parecchie misure della tensione, rendere così evidenti gli errori 

 accidentali ed ottenere un valor medio che ha molta probabilità d' esattezza. 

 Questa potrà essere ancora aumentata con poca fatica sostituendo successiva- 

 mente tubi con soluzioni di diversa concentrazione. 



4. Siano: 



s ed S le sezioni interne del tubo capillare e del tubo A. 



H la pressione atmosferica in millimetri d'acqua. 



H-f-AedH — x le tensioni di vapore del solvente e della soluzione alla tem- 

 peratura della stufa. 



h la differenza di livello nel manometro della stufa, o in una 



determinazione con solvente puro. 



N a , Nf, le posizioni dei livelli in A e B sulla scala, prima della lique- 



fazione del vapore. 



N' a la posizione del livello in A quando la bolla residua è nel 



tubo capillare. 

 n la lunghezza di questa bolla. 



d la densità della soluzione alla temperatura dell' esperienza. 



La tensione della bolla di vapore con aria è H — (N 6 — N a ) ; il volume 

 della bolla di vapore e aria è : (N a — N' a ) S ; il volume finale della bolla 

 d' aria residua è n s. Quindi la tensione di quest' aria nella bolla iniziale per 

 la legge di Boyle sarà 



S 71 S 7b 



(H — x) „ (N „ ,-t- o approssimativamente 10.000 ==f-; 



*J V a ^ a) O JN a JN a 



quindi la tensione del vapore nella bolla, ossia quella della soluzione sarà 



s n 



E — x = H — (N 6 — N u ) d — 10000 



S N Q -N'~ 



