﻿- 399 — 



e la differenza di tensione di vapore fra solvente e soluzione sarà 



s il 



x-\- hd ossia (N 6 — N a ) d — 10000-%- m ~r -f- hd. 



o N a — JN a 



Calcolato una volta per sempre il valore di s : S e noti d ed h, il cal- 

 colo di a? -j- hd si fa facilmente nell' intervallo fra due determinazioni. 



La densità della soluzione dipende dalla concentrazione e dalla tempe- 

 ratura ; basterà però dedurre dalle tavole o determinare la densità alla tem- 

 peratura ordinaria, e supporre che l' aumento di temperatura produca la 

 stessa variazione numerica nella densità della soluzione e in quella del 

 solvente e fare la relativa correzione. D'altronde, avendo pronta la stufa e 

 la soluzione, si determina rapidamente la densità di questa alla tempera- 

 tura delle stufa facendo uso della boccetta di cui proposi l' aggiunta alla 

 bilancia di Mohr ( l ) ; questa boccetta è equilibrata da un apposito contrap- 

 peso, ed il peso d' acqua che essa contiene a 15° è uguale ad 1 (l' unità di 

 peso della bilancia, cioè di solito 5 gr.) ; quindi riempita la boccetta di solu- 

 zione, e collocata nella stufa e dopo pochi minuti tolto 1' eccesso di liquido, e 

 pesando, si può con una sola pesata leggere direttamente sulla bilancia la 

 densità. La correzione per 1' aumento di capacità della boccetta sarebbe circa 

 del 2,5 per 10000 per ogni 10°, quindi nel nostro caso affatto trascurabile. 



5. Nella pratica della suddetta determinazione è utile avere le seguenti 

 avvertenze : Sebbene l' apparecchio permetta di correggere 1' errore dovuto alla 

 presenza dell' aria, pure è utile che questa non sia in troppo grande quantità. 

 Per ciò è bene far bollire per alcuni minuti la soluzione in un recipiente a 

 parte, pesato prima dell' ebullizione, ristabilire il peso iniziale aggiungendo 

 solvente caldo, e introdurre la soluzione nel tubo caldo mediante una pipetta 

 per diminuire 1' evaporazione. Se la quantità d' aria che si sviluppa nel tubo 

 fosse ancora troppo grande, converrà produrre in questo una viva ebullizione, 

 mediante una leggera aspirazione in a. 



Però il modo seguente d' operare offre maggiori guarentigie d' esattezza. Si 

 pesa il tubo ad U asciutto, vi si versa un po' di solvente per bagnare le pa- 

 reti, e lo si colloca e riscalda nella stufa; inoltre si fa bollire a parte per 

 alcuni minuti un po' di solvente, lo si versa bollente nel tubo e si determina 

 nel modo suddetto la differenza fra la sua tensione di vapore e la pressione 

 atmosferica. Questa determinazione sarebbe specialmente utile qualora la stufa 

 fosse priva di manometro, o qualora s' avesse ragione di credere che il valore 

 di h da essa fornito fosse diverso di quello dato dal manometro suddetto. 



Poscia essendo il ramo chiuso ripieno di liquido, si toglie con una pipetta 

 quello che rimane nel tubo A, e si versa o getta in questo un peso noto e 

 conveniente del corpo da sciogliere, ed aspirando e comprimendo per mezzo 



Q) Eendiconti della E. Accademia dei Lincei, ser. 5 a , voi. 3°, 2° semestre 1894. 



