﻿— 400 — 



del tubo a, si fa passare il liquido ripetutamente da un ramo nell' altro, in 

 modo da sciogliere il corpo e rendere omogenea la soluzione. 



Dopo pochi minuti si potrà determinare ripetutamente la tensione di va- 

 pore nel modo già indicato ; quindi si toglie il tubo dalla stufa e lo si pesa ; 

 essendo noto il peso del tubo vuoto e quello del corpo disciolto si ha per 

 differenza quello del solvente. Se però il livello nel tubo B fosse troppo basso, 

 cioè al disotto della bolla C, bisognerà aggiungere una nuova quantità nota 

 di corpo da sciogliere per aumentare il livello, oppure aggiungere una certa 

 quantità, non pesata, di solvente per sollevare entrambi i livelli, ed in ogni 

 caso mescolare bene il tutto. 



Se invece il livello nella bolla C è troppo alto, la soluzione è troppo 

 concentrata e bisognerà togliere una certa quantità di soluzione, pesarla e so- 

 stituirvi un peso noto di solvente ; questo caso dovrà essere evitato coli' in- 

 trodurre nel tubo una quantità di corpo da sciogliere piuttosto piccola. 



Se la quantità d' aria disciolta è piccola, riesce molto difficile di produrre 

 una nuova bolla, e quando questa si produce, la soluzione viene spesso pro- 

 iettata fuori del ramo aperto e con essa si perde un peso ignoto di corpo di- 

 sciolto. Per evitar ciò, quando incomincia a prodursi questo inconveniente, è 

 utile non scacciare la bolla d' aria residua, o scacciarla solo in parte ; se tutta- 

 via essa sfuggisse interamente, si potrà produrre facilmente una nuova bolla 

 sia lasciando scendere dall' imbuto un po' di soluzione che facilmente contiene 

 aria disciolta, sia lasciando rientrare una bolla d' aria, scuotendo il tubo per 

 far andare il liquido nel tubo capillare, e scacciando nel modo solito la bolla 

 d' aria, ad eccezione di una bollicina. 



Se la scala è esterna, ciò che è meno esatto ma più comodo per le letture, 

 bisogna aver cura di evitare o correggere l' errore di parallasse che potrebbe 

 esser notevole. Questo si evita certamente se si fanno le letture della posi- 

 zione dei due livelli con un cannocchiale scorrevole su asta verticale; esso 

 è molto piccolo e facilmente corretto se si fanno entrambe le letture tenendo 

 l'occhio fermo a due o tre metri dalla scala ed aiutandosi con un piccolo 

 cannocchiale, p. es., da teatro; se la distanza della scala dall'asse dei tubi 

 è di 5 cm., e la sua distanza dall' occhio è di 2,50 m., le differenze di livello 

 osservate andranno aumentate del 2 per 100 per correggere l'errore suddetto; 

 se invece 1' occhio fosse a 50 cm. della scala, l' aumento dovrebbe essere di 

 un decimo del valore osservato, ma in questo caso l' obliquità delle visuali 

 può esser causa di errori non trascurabili. Si può anche evitare l' errore di 

 parallasse collocando l' occhio in modo che il livello che si osserva si proietti 

 su un punto lontano, lo stesso per entrambi i livelli, e collocato presso a poco 

 sulla stessa orizzontale, coi medesimi. 



Allorché si produce la bolla di vapore, regolando la durata e l' inten- 

 sità dell' aspirazione, si può ottenere che la bolla abbia inizialmente un vo- 

 lume molto maggiore o minore di quello finale che corrisponde alla con- 



