jusqu'à 1 ou 2 millimètres du fond; le tube étroit t, muni d'un 

 entonnoir à robinet, s'ouvre à la paroi supérieure. On introduit 

 quelques centimètres cubes de mercure par l'entonnoir, et on 

 ferme le robinet. Dès lors, si la température vient à s'élever, la 

 dilatation de l'air contenu dans le ballon refoule le mercure dans 

 le gros tube jusqu'à une hauteur qui varie avec la température. 

 Cette ascension du mercure soulève un flotteur en verre F, qui 



Fia. 2 



commande au moyen d'un fil et d'une poulie le volet de la 

 cheminée : lorsque le flotteur s'élève, le volet s'abaisse et dirige 

 la chaleur hors de l'étuve; lorsque le flotteur descend, le volet se 

 relève et admet la chaleur dans l'étuve. 



Pour régler l'appareil on commence par chauffer l'étuve en 

 maintenant le flotteur hors de l'atteinte du mercure : il suffit pour 

 cela d'élever la poulie, laquelle est portée à cet effet sur une tige 

 mobile verticalement qu'on peut fixer par une vis à la hauteur 

 qu'on veut. Lorsque le thermomètre de l'étuve indique un ou deux 

 degrés au-dessus de la température que l'on veut rendre inva- 

 riable, on abaisse la poulie jusqu'à ce que le flotteur repose sur la 

 surface de mercure juste assez pour maintenir le volet dans une 



